EN FONCTION DE LA VITESSE SL 
Compensation du champ magnétique terrestre 
Nous avons dit que pour donner à la méthode des trajectoires 
identiques toute sa rigueur, il est nécessaire d'annuler le champ 
magnétique terrestre. En annulant ce champ, non seulement 
on rend rigoureuses les considérations précédentes (page 296), 
mais on assure du même coup la symétrie des déviations gau- 
che et droite. 
En effet, le faisceau cathodique ayant une longueur totale de 
65 cm. environ, la déviation que produit le champ terrestre peut 
être considérable, particulièrement lorsqu'on expérimente avec 
des corpuseules de faible vitesse. Cette déviation initiale est 
très fâcheuse, car les corpuseules ne suivent pas dans ces con- 
ditions des trajectoires symétriques par rapport aux plaques 
du condensateur ou à la position des bobines ; comme cette dis- 
symétrie initiale n’est pas la même si l’on expérimente avec des 
rayons de faible ou de grande vitesse, elle peut devenir une 
cause d'erreur systématique. Les mesures effectuées avec des 
corpuscules de vitesse différente deviennent moins comparables, 
particulièrement si les champs ne sont pas uniformes, et lors 
même que l’on a soin d’expérimenter alternativement par dévia- 
tion gauche et droite. En d’autres mots, pour que la condition 
des trajectoires identiques soit satisfaite, il faut que le champ 
terrestre ou du moins sa Composante déviante soit annulée. 
Pour réaliser la compensation du champ terrestre, nous avons 
placé le tube dans la direction du méridien magnétique et dis- 
posé deux paires de cadres de grande dimension donnant cha- 
cune un champ très approximativement uniforme dans l’espace 
occupé par le faisceau cathodique ! (fig. 4). Ces deux paires de 
cadres annulaient respectivement les composantes horizontale 
et verticale du champ terrestre. 
! Des mesures sur l’uniformité du champ compensateur ont été effec- 
tuées par une méthode balistique; elles ont montré une divergence de 
1 ‘/20/ entre la position de la cathode et le fonds du tube servant 
d'écran. Cette petite différence est sans importance, attendu que nous 
avons toujours effectué les mesures en prenant la moyenne des dévia- 
tions droite et gauche obtenues en renversant les champs électrique ou 
magnétique. 
