U'UN BARREAU d'aRGENT. 39 



900 millièmes de fin, lequel fut construit et divisé par 

 M. Hermann, le directeur actuel du bureau des poids et 

 mesures, dans le courant de Tannée 1869. 



Les dimensions de ce barreau sont : longueur 1 1 60*"'", 

 largeur 7""", épaisseur 7"'"" ; les divisions sont tracées de 

 millimètre en millimètre à partir du centre, jusqu'à 550 

 de chaque côté. Il est placé dans une gorge, ou rainure, 

 d'un barreau en laiton, qui lui sert pour ainsi dire de 

 tuteur, et dont les dimensions sont : longueur '1164""™, 

 largeur 22"^"', épaisseur 22"'"'. Le barreau d'argent est 

 d'abord fixé par une seule goupille au milieu et il ne 

 repose pas par toute sa surface inférieure sur celle de la 

 rainure, mais sur des bourrelets arrondis, placés de déci- 

 mètre en décimètre sur la surface delà rainure. Ces bour- 

 relets ont été dressés soigneusement dans un même plan 

 et polis, de manière à ce que tout en évitant une flexion 

 du barreau d'argent, celui-ci n'éprouve aucune résistance 

 dans son mouvement de dilatation, ou de contraction. 



Une première série de recherches sur le coefficient de 

 dilatation de ce barreau fut faite par nous, au mois de 

 janvier 1870, à l'aide du comparateur installé dans la 

 cave du bureau fédéral des poids et mesures à Berne, et 

 dont une description détaillée a été donnée par M. le 

 professeur Wild dans son rapport déjà cité, en sorte qu'il 

 est inutile d'y revenir. 



Il nous avait semblé qu'une des causes principales 

 d'erreur dans des déterminations de ce genre pouvait 

 provenir de la rapidité inégale, avec laquelle des variations 

 de température manifestaient leur effet sur la boule nue 

 d'un thermomètre très-sensible, et sur une masse métal- 

 lique considérable, comme celle du barreau d'argent et 

 celle du barreau de laiton qui l'enveloppe de trois côtés ; 

 afin d'éviter l'inégalité produite ainsi entre la température 



