64 CAPACITÉS CALORIFIQUES 



Du p(Me positif d'un seul élément de Bunsen P, part un 

 conducteur a qui, fixé au bouton 6, s'y ramifie. D'un côté 

 il se relie à l'électro-aimant CD dont le fil se soude avec 

 h) fil M. De l'autre, il se subdivise encore en c et en d. La 

 première branche s'enroule sur l'électro-aimanlQd'unchro- 

 noscope de Wheatstone (construit par Hipp) et arrive au 

 bouton e, auquel aboutit l'électrode négative. La seconde 

 bîanche communique avec le mercure d'un réservoir de 

 verre N, supporté par la glissière I. Le fil de platine est 

 en relation permanente avec le bouton e. Le fil L est lié à 

 la tringle et par elle à l'appendice en cuivre amalgamé f, 

 qui vient plonger dans N. 



Pour opérer, on dispose le tube thermométrique dans 

 une position presque horizontale, on introduit son réservoir 

 au sein d'une enveloppe cylindrique en laiton mince 

 ((|u'on manieàl'aide d'un manche de bois), et on l'échaufle 

 avec une lampe à alcool jusqu'à ce que le mercure se soit 

 élevé de quelques millimètres plus haut que le pied du 

 fil M. Alors une partie du courant électri(jue parcourt le 

 circuit formé par l'électro-aimant C D, les fils M et et 

 le filet mercuriel qui les relie. En tirant le cordon de soie 

 (qui passe sur des poulies dont une se voit en E) on 

 amène l'armature au contact des pôles G et D, Elle y 

 demeure attirée jusqu'à ce que le mercure qui se con- 

 tracte cessant de toucher le fil M, le poids du thermo- 

 mètre entraîne l'armature dont la course est limitée par 

 des arrêts invariables. En tombant d'une hauteur con- 

 stante et en parfaite liberté, suivant une direction verticale 

 (iju'assure l'elïet de la clavette) l'appareil plonge son 

 réservoir dans un vase calorimétrique contenant le 

 liquide sur lequel on expérimente. Au même instant 

 l'appendice /"s'immerge dans le réservoir N, et le courant 



