DES CORPS LIQUIDES. 65 



s'établit par la dérivation dfG L e\ L'éleclro-aimant 

 Q, qui avait dès le début maintenu son armature attirée, 

 ia laisse en liberté et les aiguilles chronométriques se meu- 

 vent sur leurs cadrans. Mais, aussitôt que le mercure s'est 

 abaissé au-dessous de la pointe du fil L, l'électricité n'a 

 plus d'autre route que le fil enroulé sur Q, et les aiguilles 

 s'arrêtent immédiatement. 



Ces divers effets se produisent d'une manière automa- 

 tique et avec une régularité parfaite. Dès que le thermo- 

 mètre est descendu à une température toujours la même, 

 il chute dans le calorimètre, oîi son refroidissement jus- 

 qu'à un degré invariable s'effectue dans un temps que 

 le chronoscope évalue en millièmes de seconde. 



Le calorimètre dont je me sers habituellement est en 

 argent poli et mince. Il est convenablement isolé à l'inté- 

 rieur d'un vase de fer-blanc à doubles parois, entre les- 

 quelles une masse d'eau entretient une température cons- 

 tante. Ce vase est disposé sur un plateau en bois qu'on 

 fait tourner autour de son centre avec une vitesse de deux 

 révolutions par seconde. Le réservoir du thermomètre se 

 trouve toujours à un centimètre de la paroi, et la rotation 

 uniforme imprimée au liquide remplace avantageusement 

 l'emploi d'un agitateur. Avant l'immersion, l'orifice du 

 calorimètre est fermée par un écran qui se déplace par 

 l'abaissement du thermomètre : ainsi, tandis que celui-ci 

 se refroidit dans l'air, son rayonnement calorifique est 

 sans influence. 



Suivant les cas, on emploie des calorimètres plus ou 



• C'est afin d'éviter que le courant ne devienne une source de cha- 

 leur que j'emploie des lils épais, et que j'augmente la section du lilet 

 mercuriei dans l'intervalle qui les sépare. 



Archives, t. XXXVIII. — Mai 1870. 5 



