212 POLARISATION ROTATOIRE MAGNÉTIQUE 



le cylindre le plus rapproché de la source de lumière, et 

 du côté de la lumière, un prisme de Nicholl servant de po- 

 larisateur; un second prisme semblable servant d'ana- 

 lyseur, est placé à l'extrémité du canal cylindrique de 

 l'autre cylindre de fer doux. Cette extrémité est égale- 

 ment munie d'une lunette à laquelle on applique l'œil 

 qui reçoit le rayon polarisé, et d'un cercle divisé qui se 

 meut avec le prisme analyseur, et qui permet d'appré- 

 cier, jusqu'à une minute, la valeur de l'angle dont on 

 tourne ce prisme. On entrepose entre les deux pôles la 

 substance transparente sur laquelle on veut opérer, de 

 manière qu'elle soit sur la route du rayon polarisé qui, 

 par conséquent, la traverse. Puis on détermine l'azimuth 

 de l'angle qui donne la teinte de passage quand on a ai- 

 manté l'électro-aimant en faisant passer un courant élec- 

 trique à travers les fils qui l'entourent. Ensuite, au moyen 

 d'un commutateur, on change le sens du courant et on 

 obtient une seconde teinte de passage éloignée de la pre- 

 mière d'un certain angle dont on détermine également 

 l'azimuth. L'angle dont il a fallu tourner le prisme ana- 

 lyseur pour passer de l'une des teintes de passage à 

 l'autre, représente le double de la rotation du plan de po- 

 larisation. C'est cet angle que j'ai toujours mesuré et 

 que j'appelle, pour être plus bref, l'angle de rotation. 

 Avec un peu d'habitude l'opération se fait très-vite et 

 d'une manière très-exacte; on reçoit dans l'un des yeux 

 le rayon polarisé, et l'on regarde avec l'autre, au moyen 

 d'une loupe, la graduation du cercle mobile. Je n'insiste 

 pas sur d'autres détails faciles à comprendre; je me borne 

 seulement à ajouter que la source lumineuse dont j'ai fait 

 usage était celle fournie par un bec de gaz d'éclairage dis- 

 posé de façon à donner une lumière blanche très-vive. 



