NIVELLEMENT DE LA SUISSE. 317 



une division de la mire à diverses distances, afin d'ob- 

 tenir ainsi les distances mêmes, d'après la méthode des 

 Stadia, soit pour mesurer les distances du fil horizontal 

 fixe aux deux traits de la mire, entre lesquels il se 

 trouve compris. Mais l'expérience a montré qu'il était 

 plus avantageux de remplacer le fil mobile par deux fils 

 horizontaux fixes, situés au-dessus et au-dessous du fil 

 central, à la distance d'environ 3 '/^ minutes de degré, et 

 cette construction a été adoptée, dès 1866, pour les deux 

 lunettes. L'espace que les fils extrêmes embrassent sur 

 la mire, combiné avec leur distance angulaire déterminée 

 une fois pour toutes, fait alors connaître la distance de la 

 mire. En réduisant, au moyen des distances angulaires 

 des fils, la moyenne des trois fils au fil du milieu, on ob- 

 tient, plus exactement que par le premier procédé, la 

 position de l'axe de la lunette sur la mire ; et l'observa- 

 teur, après avoir rendu la lunette horizontale, au moyen 

 des vis à caler et d'une vis d'élévation très-fine , n'a plus 

 besoin de toucher à l'instrument. 



Les mires sont des perches en bois de sapin très-sec, 

 de 3 mètres de longueur, sur 8 centimètres de largeur, 

 et 2,2 centimètres d'épaisseur, munies d'une nervure dor- 

 sale pour leur donner plus de solidité. Leur division est 

 en centimètres, alternativement noirs et blancs, avec des 

 numéros pairs d'un côté et impairs de l'autre. Elles sont 

 munies de poignées, à la hauteur d'un mètre, d'un niveau à 

 boîte, placé à environ 1 y. de mètre, et elles portent en ou- 

 tre un fil à plomb, au moyen duquel on règle chaque jour 

 la position du niveau. Pour que la mire ne se déplace pas 

 pendant son retournement sur elle-même, le porte-mire 

 pose d'abord sur le sol une plaque en fonte assez lourde, 

 percée dun trou, dans lequel entre librement un éperon 



