PHYSIQUE. 339 



lion observée, A; une constante qui dépend de la sensibilité 

 de rinstrument et de l'unité de mesure adoptée, et a est une 

 fonction très-simple de la distance des pôles de l'aiguille et 

 du diamètre parcouru par le courant. 



« Or j'ai trouvé, pour une boussole construite par M. Sauer- 

 wald, à Berlin, que pour de grandes déviations cette formule 

 ne suffit pas, et qu'il faut y ajouter encore un terme, ce qui 

 donne 



I = k (1 -j- a sin ^ + (> sin V) tang f, 



où a et b sont des constantes arbitraires qu'il faut déterminer 

 empiriquement. J'ai trouvé encore que, par suite de petits 

 défauts de symétrie, la boussole ne se comporte pas de la 

 même manière pour les déviations à droite et à gauche, 

 quand -même on a centré avec soin la position de l'aiguille 

 aimantée, comme on voit dans la table suivante: 



d'où il suit que: 



« 1° Jusqu'à 25 degrés, le principe des tangentes est appli- 

 cable ; 



« 2" Jusqu'à 50 degrés, la formule de Despretz est suffi- 

 sante; 



« 3° Au delà de cette limite, il faut recourir à une gradua- 

 tion empirique. 



« Boussole de M. Wiedemann. — Elle est composée d'un 

 miroir d'acier aimanté et de deux spirales mobiles, qu'on 



