340 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



peut placer à des distances variables. On déterminera Tangle 

 de déviation à l'aide d'une échelle placée à distance et d'une 

 lunette, d'après le principe de Gauss. Pour cet instrument, 

 qui est très-exact et peut-être le plus commode de tous les 

 galvanomètres, on a admis, jusqu'à présent, le principe des 

 tangentes, les déviations qu'on mesure n'allant jamais au delà 

 de quelques degrés. 



c Oi% en employant la même méthode comme auparavant, 

 j'ai trouvé, par des expériences très-nombreuses et très-con- 

 cordantes, que les écarts de ce principe sont assez notables 

 et diffèrent selon la distance des spirales, comme on le voit 

 sur la table suivante, dans laquelle la distance de l'échelle 

 est de 137^22 ; S est la déviation, lue sur l'échelle, en centi- 

 mètres ; et f est l'angle de déviation correspondant : 



d'où l'on voit que : 



« l" Le principe des tangentes est appUcable jusqu'à 5 

 degrés de déviation ; 



« 2o Pour des déviations plus fortes, il faut graduer empi- 

 riquement l'instrument pour chaque distance des spirales ; 



c< 3° En employant, par exemple, le principe des tangentes, 

 pour une déviation de SO centimètres, soit de 10 degrés, à 

 une distance nulle des spirales, on commet une erreur équi- 

 valente à i^^.e. 



<■ J'ai étudié plus particulièrement l'intluence des spirales 

 pour de grandes déviations, et j'ai trouvé que le principe des 

 tangentes donne, à une petite distance, des valeurs trop pe- 



