BULLETIN SCIENTiFIQlE 



PHYSIQUE 



A. Kleinek. Uber Elektrometer von hoher Empfindlich- 



KEiT, Viertetjahrsschrift der Naturf. Ges. i. Zurich, 1906, 

 p. 226. 



M. Kleiner a imaginé un nouveau modèle de l'électro- 

 mèlre à quadrants qui réalise un beaucoup plus haut degré 

 de sensibilité que ceux jusqu'ici employés. Dans cet appa- 

 reil, les quadrants horizontaux sont remplacés par quatre 

 segments cylindriques verticaux fixés sur la plaque de base 

 en ébonite. L'aiguille, en feuille mince d'aluminium, porte 

 deux ailettes cylindriques, concentriques aux quadrants ; 

 elle est suspendue à un fil de platine Heraeus de 0,001 à 

 0,007 mm. de diamètre, dont l'emploi constitue un des 

 principaux perfectionnements de l'appareil. Ce fil, le mi- 

 roir pour les visées et l'aiguille ne pèsent ensemble que 

 0,08 gr. Le tout est enfermé dans une cloche cylindrique 

 mi-partie métal à la partie inférieure, verre à la partie 

 supérieure, qu'on peut évacuer complètement d'air ou 

 remplir d'hydrogène. 



La sensibilité de cet appareil est très grande. Avec emploi 

 d'un fil de platine de 10 cm. de longueur et 0,003 de dia- 

 mètre, on peut, avec charge de 1 volt et écarlement 

 d'échelle de 2 m., obtenir nne déviation de 1000 divisions 

 de l'échelle. On peut apprécier jusqu'à 10-^ volts. 



A. Kleiner. Nachweis elektrischer Kraft im magneti- 

 schen Strom, Viertelj. d. Nat. Ges. i. Zurich, 1906, 228. 



Comme première application de son nouvel électrométre 

 à quadrants, M. Kleiner a pu constater très nettement la 



