922 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 25. Juli. 



Bei der Herstellung der Sehpurpurlösungen sind wir von der 

 KüHNE'schen Methode nur insofern abgewichen, als wir die Praeparation 

 der Netzhäute bei rothem Lichte vornahmen und bei den Fischen die 

 Lösungen von den aus der Netzhaut in sie übergehenden Beimischungen 

 von Guanin (Bley, Zander) oder oft stark gefärbten Pigmenten (Hecht, 

 Barsch) durch Centrifugiren befreiten. 



Die ersten Untersuchungen wurden mit einem zu diesem Zwecke 

 nach dem ViEROKDT'schen Princip gebaviten Apparat ausgeführt, dessen 

 besondere, von Hrn. A. König angegebene Construction es ermöglicht, 

 das Absorptionsgefäss in das Ocularrohr so einzuschieben, dass es nur 

 von den Strahlen derjenigen spectralen Region getroffen wird, in welcher 

 die Messung gerade stattfindet. Die Zersetzlichkeit des Sehpurpurs 

 schien diese Vorsicht nöthig zu machen, abgesehen davon, dass selbst- 

 verständlich im DunkeLraum beobaclitet wurde. Da es sich jedoch 

 bald zeigte, dass wir uns diese Zersetzlichkeit, wenigstens soweit sie 

 bei Anwendung massig starker Lichtquellen auftritt, viel grösser vor- 

 gestellt hatten, als sie in Wirklichkeit ist, so gingen wir, um grössere 

 Genauigkeit zu erzielen, später dazu über, die Messungen mit einem 

 KöNiG'schen Spectralphotometer* auszuführen. Die Zersetzung während 

 der Beobachtung wurde dabei in folgender Weise möglichst vermieden. 



Das Licht unserer Versuchslampe (AuEE'sches Glühlicht mit mat- 

 tirtem Cylinder) wurde nach seitlicher Abbiendung, dm-cli Linsen auf 

 das vor dem CoUimatorspalt stehende Absorptionsgefäss concentrirt, 

 und das letztere vor dem zur Beobachtung in der jeweiligen spectralen 

 Region nicht nöthigen Licht durch passend ausgesuchte gefärbte 

 Gläser geschützt. Die eine Hälfte der Einstellungen am Photometer 

 wurde stets so ausgeführt, dass man vom rothen Ende des Spectrums 

 zum blauen, die andere, dass man in lungekehrter Richtung durch 

 das Spectrum ging. Eine Berechnung zweier Gurven aus der ei'sten 

 und zweiten Hälfte lehrte, dass, wo überhaupt eine Zersetzung wäh- 

 rend der durchschnittlich dreiviertel Stunden dauernden Messungsreihe 

 nachgewiesen werden konnte, dieselbe so gering war, dass durch die 

 symmetrische zeitliche Anordnung der Einstellungen jeder Fehler in 

 Folge von Zersetzung im Mittel werth vollkommen aufgehoben wurde. 



Die mit beiden Apj)araten ausgeführten Messungen stimmen im 

 Wesentlichen vollkommen überein; wir theilen hier jedoch nur die 

 genaueren Resultate unserer Beobachtungen mit dem KöNie'schen 

 Spectralphotometer mit. 



Da man es nicht in der Hand hatte, bei allen Lösungen den- 

 selben Concentrationsgrad herzustellen, so haben -wir, um den Ver- 



^ A. König. Ein neues Spectralphotometer. Annal. der Physik und Chemie 



N. F. Bd. 53, S. 785-792. 1894. 



