Kr.KiN: Univers<aldreha])parat für Dünnschliffe. 1153 



(Jhjectträger aus dein ob™ erwähnten stark lielitbreclienden Glase 

 in Betraclit, darauf wird das Plättchen gelegt und auf der Unterseite 

 der Glas])latte sowohl, als auch über dem KrystaUplättchen eine halb- 

 kugelfönnige Linse aus derselben stark lichtbrecheuden Glassorte an- 

 gebracht. 



"Weit entfernt davon. di(> Vortheile dieser Methode zu unter- 

 schätzen, noch die mit derselben und den früheren erlangten Resultate 

 gering anzuschlagen, möchte ich mir doch die Bemerkung erlauben, 

 dass bei Anw(>ndung dieser Methoden in der Praxis eiidge Nachtheile 

 zu Tage treten. 



Diesell)en sind : 



1. Alle früher gefertigten, den Forschern in grossen Mengen 

 zu Gebote stehenden Schlifle aus älterer Zeit können , da sie auf zu 

 grossen Objectträgern von gewöhnlichem Glase sitzen, nicht nach der 

 neuen Methode mitersucht werden. 



2. Die für die Untersuclumgen nach der neuen Methode her- 

 g(\stellten Sc]dift(> lassen wegen ihrer Kleiidieit wenig Detail erkennen 

 und gel)en uanKMitlich über die Structur eines Gesteins einen selir 

 migenügendeu Aufschluss. 



3. Die immerhin recht kleinen Gbjectträger aus stark licht- 

 brechendem Glase sind noch obendrein sehr theuer; so kostet ein 

 8cheil)chen von 20""° Durchmesser i-^ Mark und ein rechteckiges 

 Plättclieu von 30""" und 15""" Kantenlänge 3 Mark. Die Kosten der 

 Dünnschliife werden also sehr erheblich gesteigert. 



Unter diesen Umständen schien es mir einem Bedürfniss zu ent- 

 sprechen, dem Universaldreha])parat eine solche Form zu geben, da.ss 



f. ., man damit die 



r ig. 1 . 



gewöhnlichen Ge- 

 steinsdünnschlifte' 

 in Flüssigkeiten 

 höherer Brechbar- 

 keit untersuchen 

 könne. 



Der Apparat, 

 Fig. I und I *, ist bei 

 Hrn. FuEss hier- 



selbst gefertigt 

 und nach meinen 

 Angaben von Hrn. Leiss in bekamiter Soi-gfalt ausgeführt worden. 



' Grösse der Ohjectträ^er: 45""" und 25""" Kaiitonl.<in,i;e. — Wälilt man diese 

 lirösscn zu 32"'"' nml 32""" Kanteidäiijjc. so vcrriiijjcrn sirli ilie Dimensionen des Di'eh- 

 apparats bedeutend. 



