Fig. I". 



1154 Sitzung der phys.-math. Classe v. 19. Dec. — Mittlieiliing v. 7. Nov. 



Auf einer viereckigen, in der Mitte durclihohrten und mit einer 

 (Tla.splatte wieder verschlossenen Metallplatte P erlieht sich das Flüs- 

 sig-keitsgetass V von 52""" Höhe und 80""" ol)erem Durchmesser. In- 



nerlialh desselhen 

 kann ein auf der 

 Scheihe N. deren 

 Mitteltheil G von 

 Glas ist ( Durch- 

 messer des letzte- 

 ren 53™"), ruhen- 



VI! II ■' I \{ [ ^ ) ü 1 ^Hl (^^flj -^ ^^^ Schliff durch 



die Klemmen K 

 gehalten und aus- 

 giebigst bewegt 

 werden. 



Eine volle Um- 

 drehvmg erleidet 

 er (hu'ch die Schraube 1), die mit einer Zähnehmg in die Scheibe «S 

 eingreift, um eine verticale Axe: eine Drehung um eine horizontale 

 Axe', die ebenfalls eine volle, aber etwa nur bis zu 70°- 7 5° auf 

 jeder Seite gebrauchsfähige ist, wird durch lY vermittelt. Theilungen 

 und Nonien, jY und iV', sorgen dafür, dass man die Drehungen von 

 5 zu 5 Minuten ablesen könne. 



DasGetass wird zu denUntf'rsuchungen mit einer stark lichtbrechen- 

 den Flüssigkeit gefülh; für gewöhnliche Fälle leisten schon die ()le imd 

 Glycerin gute Dienste. — Die Oberseite des Scliliffs ist stets unbedeckt 

 zu lassen , da sonst am Deckglase Totalretlexion 1)ei den betreffenden 

 Operationen zu befürcliten ist. 



Abgesehen von den von Hrn. von Fedorow angegebenen Unter- 

 .suchimgen, deren Wichtigkeit für die genaue Mineralbestimmung eine 

 hervorragende ist. habe ich mich u. A." des Universaldrehapparats 

 bedient,' um: 



1. Die genaue Lage der Axeneljene in zweiaxigen Krystallen 

 zu ermitteln. 



2. Den Charakter der Do])pelbrechung in zweiaxigen Krystallen 

 zu bestimmen, wenn Schliffe senkrecht a oder c oder b. oder solche 

 von annähernd einer dieser Lagen gegeben sind. 



' Beide Drehungen können airetirt werden. 



'■^ Wie man sich mit Vorthei! der Methode zur Unterscheidung gewisser Mine- 

 rahen l)edieneM könne, wird einer meiner Schüler demnächst zeigen. 



' Bei allen Drehbewegungen muss das direct auf das Instrument fallende Tages- 

 licht aligehalten werden, da .sonst dui'cli Kellexe Aufhellungen störender Art eintiefen. 



