734 Gesammtsitzung vom 21. Juli. 



Quadrantenpaar sowie die Nadeln der beiden Elektrometer waren dauernd 

 zur Erde abgeleitet. Die beiden anderen Quadrantenpaare waren unter- 

 einander in leitender Verbindung und ausserdem mit dem einen Ende 

 der Secundärspirale eines Helmholtz' sehen Inductoriums verbunden. Das 

 zweite Ende der vSecundärspirale wurde gleiclifalls durch Ableitung zur 

 Erde dauernd auf dem Potential Null erhalten. Zur Unterbrechung des 

 primären Stromes bedienten wir uns einer Stimmgabel mit Luftantrieb 

 und Quecksilbercontact. Dieselbe functionirte ausserordentlich regel- 

 mässig, die Elektrometer stellten sich meist so ruhig ein, dass ein 

 Beobachter die Ablesungen hätte ausführen können. Wir zogen nichts 

 desto weniger zur Erzielung einer grösseren Genauigkeit die gleichzeitige 

 Ablesung der beiden Elektrometer durch je einen Beobachter vor. 



Die Calibrirung der Elektrometer wurde in der Weise ausgeführt, 

 dass das eine derselben auf constantem Potential gehalten wurde, 

 während man das andere durch Abzweigung von einem Stöpselrheo- 

 staten von Siemens & Halske mit bekannten Bruchtheilen desselben 

 Potentiales lud. Bei vollkommener Symmetrie der Instrumente sollte dann 

 bekanntlich der Sinus des Ablenkungswinkels, wofür man bei kleineren 

 Ablenkungen ohne Bedenken die Tangente desselben Winkels einsetzen 

 kann, dem Quadrat der Potentialdifferenz proportional sein. Es ergab 

 sich, dass diese Beziehung . für unsere Elektrometer mit hinreichender 

 Annäherung zutraf. Von den zahlreichen derartigen Calibririmgen , die 

 ausgeführt worden sind, mögen die folgenden zwei ohne W^ahl heraus- 

 gegriffenen angeführt werden: 



Elektrometer I. 



Verhältniss der Ausschläge 

 Potential tg a gefunden berechnet 



Elektrometer IL 



Verhältniss der Ausschläge 

 Potential tg a gefunden berechnet 



I 0.0191SI — — 



'/a 0.0047871 4.0005 4.0000 



7/10 0.0094264 2.0316 2.041 



8/10 0.012405 '-5797 1-563 



Die eigentlichen Messungen wurden nach folgendem Schema aus- 

 geführt. Es wurden zunächst die beiden Elektrometer mit ein und der- 

 selben Normalflüssigkeit gefüllt und die Ausschläge bei verschiedenen 

 Potentialdifferenzen, die man durch Einschaltung verschiedener Wider- 

 stände in den primären Stromkreis herstellte, ermittelt. Als Normal- 



