H. DU Bois n. Ruhens: Über Polarisation ultrarotlier Stralilcn. 1131 



werden. Der Tubus F F' ist im Innern eines Metallringes G von 

 4"™ Breite derart befestigt, dass er um seine Axe gedreht werden 

 kann. Durch sorgfaltiges Einschleifen des Rolirs F F' in den Metall- 

 ring G wurde bewirkt, dass bei seiner Drehung die Axe eine un- 

 veränderte Lage beibehielt. Der Metallring G bildet das oliere Ende 

 eines massiven Messingstativs, welches durch Kniegelenke nach jeder 

 Richtung verschoben und dvu-ch Schraubklemmen in jeder Lage fest- 

 gestellt werden kann. Das Gitter sell)st wird nach Belieben auf der 

 Endplatte A oder B piit Hülfe zweier Schraubklainmern l)efestigt, 

 so dass die Gittere! )ene der betreffenden Platte genau parallel ist, 

 d. h. entweder auf der Strahlrichtung senkrecht steht, oder mit 

 dieser einen Winkel von 45° bildet. Eine auf dem Tubus ange- 

 brachte Kreistheilung ermöglicht mit Hülfe einer auf dem Ring G 

 beHndlichen Marke die Einstellung des Tubus bez. Gitters in be- 

 stimmte Azimuthe. 



Hinter dem Apparat Q befand sich eine Sammellinse l.^, welche 

 die Strahlen in die Spaltebene eines zu M(\ssungen im W'ärmesi)ectriun 

 geeigneten Spectrometers vereinigte. Liier entstand also ein scharfes 

 Bild des ersten kreisförmigen Diaphragmas d, dess(Mi verticaler Diu-ch- 

 messcr auf den Spalt s des Spectrometers fiel. Wurde ein Metallgitter 

 in der beschriebenen Weise auf dem Apparat Q befestigt, so erblickte 

 man nelien dem Centralbild eine Reihe von Beugungsbildern in der 

 bekannten symmt^trischen Anordnung. Da es sich in der vorlie- 

 genden Arbeit ausschli(\sslich um die Untersuchung des Central- 

 bildes, d. i. der nicht gebeugten Strahlen handelt, wurde die 

 Grösse des Diaphragmas d un.d die Länge des Spalts s stets so ge- 

 wählt, dass in keiner Stellung des Gitters eins der Beugungsbilder auf 

 den Spalt fiel. Die Änderung der Spaltlänge, bez. des Durchmessers 

 des Diaphragmas d geschah diu'ch Einsetzen besonderer Blenden. Da 

 der Abstand der Beugungsbilder vom Centralbild unter sonst gleichen 

 Umständen der Wellenlänge der betreffenden Strahlung proportional 

 ist, so ist es mit den Versuchsbedingungen verträglich, mit wachsender 

 Wellenlänge weitere Diaphragmen und grössere Spaltlängen anzu- 

 wenden, deren Dimensionen sich in einfacher Weise aus den Brenn- 

 weiten der Linsen h und L sowie aus den Gitterconstanten berechnen. 

 Das erwähnte Wärmespectrometer war ein Instrument von ScHiumT und 

 Hänsch, bei welchem das Fadenkreuz des Fernrohrs durch den tem- 

 peraturempfindlichen Widerstand eines Linearbolometers ersetzt war. 

 Die Einrichtung dieses Bolometers ist von dem einen von uns' bei 

 Gelegenheit einer früheren Untersuchung beschrieben worden. Der 



' H. Rubens. Über Dispersion nltrarolher vStrahlen. Wied. Anri.XLV, S. 238, 1892. 



