1132 Sit/.uiiti der pliysikaliscli - miitlieiiintisclieii Chisse vom 22. Deceiiiljer. 



Belichtiings widerstand bestand aus drei o'""'2 breiten und lo'"'" langen 

 neben einander aufgespannten Streifen eines sehr dünnen Eisenbleclis, 

 welches durch Aushäminern eines '/20'"'" dicken Eisendrahts entstanden 

 war. Die Breite des Bolometers l)etrug o"'"'7, sein Widerstand 4.5 Ohm. 

 Durch Anwendung eines Galvanometers' von hoher Empfindlichkeit 

 und relativ constanter Lage des Nullpunkts , gelang es uns , bei grosser 

 Empfindlichkeit zu arbeiten und dennoch kleine Ausschläge von i""" 

 sicher messen zu können. Meist betrug die Stärke des Hauptstroms 

 in der WHEAxsTONE'schen Brücke 0.05 Amp. Dies entsprach einer 

 Empfindlichkeit des Bolometers, welche ungefähr durch den Umstand 

 definirt ist, dass durch Belichtung des Bolometerwdderstandes d\u*ch 

 eine in i™ Abstand befindliche ÜEFNER'sche Amylacetatlampe ein Scalen- 

 ausschlag von etwa 750""" hervorgebracht wurde. 



Da es unsere Absicht war, unsere Untersuchungen bis zu mög- 

 lichst grossen Wellenlängen auszudehnen, mussten wir die Einschaltung 

 von stark absorbirenden Substanzen in den Strahlengang vermeiden. 

 So bestehen nur die — sehr dünnen — Platten des Polarisators P aus 

 Cllas, dagegen die Linse /, aus Sylvin, 4 und l.^ aus Steinsalz, ferner 

 die »Spectrometerobjective l^ und l^ sowie das Prisma p aus Fluorit. 

 Dennoch ist es uns nicht möglich gewesen unsere Messungen 

 für Strahlen , deren Wellenlänge A = 5^^ = '/aoo"""' überschreitet, 

 fortzusetzen, da in diesen Gebieten die Energie des Brenners, 

 selbst abgesehen von den zahlreichen Schwächungen, welche die 

 Strahlen in Folge der Versuchsanordnung erleiden, eine sehr ge- 

 ringe wird. 



Das benutzte Fluoritprisma ist das gleiche, welches in der Arbeit 

 von Rubens und Snow' bezüglich seiner Dispersion untersucht wurde 

 und dessen Berechnungsindices daher bis zu einer Wellenlänge A = 8w 

 bekannt sind. Die folgende Tabelle enthält die zu einer Reihe von 

 Minimalablenkungen (p gehörigen Wellenlängen A, bei welcher die 

 meisten Versuche der vorliegenden Arbeit ausgeführt sind. Die W^erthe 

 der Ablenkungen sind aus den Zahlen von Rubens und Snow durch 

 Interpolation erhalten. Dabei ist die Ablenkung für die 7>-Linie = o 

 gesetzt.^ Die Minimumstellung des Prismas wurde durch eine auto- 

 matische Vorrichtung bewirkt. 



' Die Beschreibung dieses von uns construirten Galvanometers soll denuiäclist 

 in einer gesonderten Abhandlung folgen. 



'"* H. Rubens und B. W. Snow. l'ber die Brechung der Strahlen von grosser 

 Wellenlänge in Steinsalz, Sylvin und Fluorit. Wikd. Ann. XLVI, S. 529, 1892. 



^ Die Minimalablenkung für die JD- Linie betrug 31° 3G', so dass sich der al)- 

 solute Betrag der. Ablenkung irgend eines Strahls von der Wellenlänge X = t^^ — </^ 

 = 31° 36' — </)^ ergiebt. 



