H. uu Bois u. KuHKNS : (ibt'r l'olaii.salioii iiltuiiollicr Strahlen. 



Tabelle I. 



1133 



Bei unseren Untersucliungen standen uns ausser dem Sill^erdraht- 

 gitter, welches zu den optischen Versuclien des einen von uns a. a. 0. ge- 

 dient hatte, zwei weitere Gitter zur Verfüguug, von denen eines aus Gold- 

 das andere aus Platindraht gefertigt war. Da auch die ])eiden neuen 

 Gitter in der gleichen Weise hergestellt w^aren wie das Silbergitter, 

 nämlich durch bifilares Aufwickeln zweier gleich starker Drcähte auf einen 

 doppelten Metallrahmen und nachlieriges Al)wickehi des einen von beiden, 

 so ist ihre «Gitterconstante« gleich der do})])elten Dicke des betreö'enden 

 Drahts, oder die freie OÖhung zwiscJien zwei benachbarten Drähten 

 gleich der Drahtdicke. Der Durchmesser d(\s Golddrahts betrug 

 r/=o"""o28, derjenige des Platindrahts ^/ ^ o"""o24. Die Herstellung 

 der Gitter aus so feinen Drähten ist mit grossen Schwierigkeiten 

 verknüpft und ist nur durch die ausserordentliche (ieschicklichkeit des 

 hiesigen Institutsmechanikers Hrn. E. Nöhden möglich geworden. 



Selbst wenn man jedoch von den Schwierigkeiten l)ei der An- 

 fertigung der Gitter absieht, scheint es uns kaum durchführbar, 

 wesentlich feinere Drähte in Anwendung zu bringen . da die Her- 

 stelhmg direct gezogener Drähte in so langen Stücken wie sie zu den 

 Gittern verwendet werden (50 bis 100'") mit der Kleinheit des Quer- 

 schnitts rasch an Schwierigkeit zunimmt und wir die Benutzung von 

 Wollastondraht wegen seiner schlechten Oberflächenbeschaffenheit nicht 

 ohne Weiteres für zulässig halten. 



Bevor wir zur Ausführung der definitiven Versuche schritten, 

 haben wir uns durch einige Controlmessungen davon überzeugt, dass 

 unsere Apparate gut functionirten und unsere Methode einwurfsfreie 

 Resultate lieferte. 



Zunächst wurde mit Hülfe eines zwischen Q und /.^ eingeschalteten 

 Nicols das von dem Glasplattensatz P retlectirte Licht auf seinen Polari- 

 sationszustand geprüft. Es wurde zu diesem Zweck das Bolometer auf 

 verschiedene Wellenlängen des ultrarothen Spectrums eingestellt und 

 bei einer Reihe von Azimuthstellungen des Nicols. welches mit einem 

 Theilkreis versehen war, Ausschläge gemessen. Es zeigte sich, dass 

 die von P retlectirten Strahlen nahezu vollständig in der Horizontal- 

 ebene linear polarisirt waren, denn es gelang, durch Drehen des 

 Nicols die Galvanometerausschläge bis auf ungefähr '/i Procent ihres 



