1134 Sitziiny der jjhysikalisch- mathematischen Classe vom 22. December. 



maximalen Wertlis zum Verschwinden zu bringen und dies wurde 

 erreicht, wenn der Hauptschnitt des analysirenden NicoLs vertical war. 



Es wurde ferner diu'ch besondere Versuche festgestellt, dass durch 

 Drehung des Tubus Q, wenn sich kein Gritter auf demselben befand 

 eine Ausschlagsänderung am Galvanometer nicht bewirkt wurde, ein 

 Beweis für die ausreichende Centrirung des Apparats. 



Wir haben drittens den Glasplattensatz P durch eine vorderseitig 

 versilberte Glasplatte ersetzt, so dass das reilectirte Licht, welches 

 wiederum durch ein zwischen Q und l.^ eingeschaltetes Nicol in der 

 beschriebenen Weise analysirt wurde, sich als nahezu unpolarisirt 

 erwies. Befand sich nun auf dem Tubus Q eines der Gitter, so 

 konnte bei Drehung desselben keine merkliche Ausschlagsänderung 

 wahrgenommen werden, während bei Anwendung linear polarisirten 

 Lichts, wie es von dem Glasplatten satz P retlectirt wird, unter sonst 

 gleichen Umständen die bei einer Gitterdrehung um 90° sich er- 

 gebenden Differenzen mehr als, 20 Procent des gesammten Ausschlags 

 betragen. Wir schliessen aus diesem Versuch, dass die von uns be- 

 obachteten Änderungen der Strahlungsintensität lediglich durch Ein- 

 wirkung der Drahtgitter auf die polarisirten Wärmestrahlen hervor- 

 gebracht werden. 



Schliesslich möchten wir noch erwähnen, dass wdr für einige 



P 



Punkte im sichtbaren Spectralgebiet die Grösse -^ , d. i. das \ erhältniss 



o 



der durchgelassenen Energiemengen, wenn die Gitterdrähte parallel 

 bez. senkrecht zur Polarisationsrichtung stehen, sowohl nach unsrer 

 bolometrischen Methode als aucli auf o])tischem Wege ermittelt und 

 zwischen beiden Versuchsergebnissen befriedigende Übereinstimmung 

 gefunden haben. 



Bei den ersten quantitativen Versuchen, welche wir mit Hülfe 

 der oben beschriebenen Versuchsanordnimg ausführten, wurde das 

 Bolometer auf eine bestimmte Stelle des Spectrums eingestellt, der 

 Tubus FF' so gedreht, dass die Gitterdrähte horizontal, d. h. der 

 Polarisationsrichtung parallel waren, und nun durch Aufziehen eines 

 in den Strahlengang eing<\schalteten mit Schnurlauf versehenen Fall- 

 bretts den Strahlen der Zutritt zu dem Belichtungswiderstand gestattet. 

 Der hierbei entstehende Galvanometerausschlag wurde notirt, das Fall- 

 brett niedergelassen, das Gitter um 90° gedreht und so mehrere Male 

 hinter einander in sämmtlichen 4 Quadrantenstellungen des Gitters 

 die hindurchgegangene Energie l)eobachtet. Dann wurde aus den 

 verschiedenen Beobachtungen bei der gleichen Gitterstelhmg das Mittel 



P 

 genommen und schliesslich der Quotient -- gel)ildet. Wir gewannen 



o 



