688 .Sitzung der phys.-matli. Cl.nsse v. 11. April 1904. — Mittlieiliing v. 24. März. 



mann' angegebenen Vorsicht.smaßregeln. Als Bombe benutzten wir 

 das neue Modell von Dr. Kroeker, das von dem Mechaniker J. Peters 

 (Berlin) geliefert wird und welches einige kleine Vorzüge vor der 

 BERTHELOT-MAHLERSchen Bombe hat. Besondere Aufmerksamkeit haben 

 wir auch der Eichung des Kalorimeters zugewandt, weil diese die 

 Grundlage für die Berechnungen bildet und weil darin ein Haupt- 

 grund für die Abweichungen in den Resultaten verschiedener Beob- 

 achter liegt. Zum Beweis dafür mögen die Werte dienen, die von 

 Berthelot und seinen Schülern einerseits und von Stohmann anderer- 

 seits als Verbrennungswärme für Benzoesäure, Naphthalin und Rohr- 

 zucker angegeben werden und die in Tabelle I auf Seite 3 zusammen- 

 gestellt sind. 



Da die Abweichungen viel größer sind als die Fehlerquellen der 

 Methode, so sind sie sehr wahrscheinlich durch die verschiedene Art 

 der Eichung des Kalorimeters verursacht. Unter diesen Umständen 

 drängte sich der Gedanke auf, die Eichung des Kalorimeters nach 

 einem ganz neuen Verfahren, durch Einführung einer genau gemesse- 

 nen Elektrizitätsmenge, zu vollziehen. Da uns aber in der Hand- 

 habung elektrischer Methoden nicht die nötige Erfahrung zur Ver- 

 fügung stand, so haben wir uns an den Präsidenten der Physikalisch- 

 Technischen Reichsan.stalt, Hrn. F. Kohlrausch, mit der Bitte um 

 Hilfe gewandt. Auf seine Veranlassung haben dann die HH. Prof. 

 Dr. Jaegee und Dr. von Steinavehr ein Verfahren iür diesen Zweck 

 ausgearbeitet und danach eine Reihe genauer Messungen ausgeführt, 

 die wir als Grundlage für unsere Rechnungen benutzen werden. Be- 

 züglich der Einzelheiten des Meßverfahrens verweisen wir auf die 

 Mitteilung jener beiden Herren in den Verhandlungsberichten der 

 Deutschen Physikalischen Gesellschaft vom 23. Januar 1903. An 

 dieser Stelle soll nur folgendes daraus erwähnt werden: Die Tempe- 

 raturmessung gescliah mittels mikrometrischer Fernrohrablesung und 

 mit einem Einschlußthermometer, das etwa 5='' Quecksilber enthält, das 

 Temperaturintervall von o bis 36° umfaßt und in Zehntelgrade geteilt 

 ist. Der Abstand der Teilstriche für je 1° beträgt 0T6. Die Kapillare 

 ist so weit, daß ein Klopfen des Thermometers vor der Ablesung 

 zur Vermeidung des Hängenbleibens überflüssig war. Die auf die 

 Bombe aufgewickelte Spule bestand aus einem sehr dünnen und nur 

 wenige Millimeter breiten Kdustantanstreifen , der sorgfältig isoliert 

 war. Die Dauer des Stromdurchganges wurde automatisch dm'ch 

 einen Chronographen festgestellt. Ferner wurden Stromstärke und 

 Spannung während des Versuches sowie der Widerstand vor und 



' J. pr. C'liein. 39. 503. 



