fi90 .Sitzung der ])hys.-math. Classe v. 14. April 1904. — Mittheiliing v. 24. März. 



der engen Kapillare mußte das Instrument während der Ablesungen 

 regelmäßig geklopft werden. Die etwa 30™ lange Skala reichte von 

 I4?6 bis 20?2 und war in Hundertstelgrade geteilt, während die 

 Tausendstel mittels Lupe noch genau geschätzt werden konnten. Das 

 Instrument war auf das Luftthermometer bezogen. Seine AnSchließung 

 an das Thermometer, das für die elektrische Eichung der Bombe ge- 

 dient hatte, wurde in der Weise ausgeführt, daß zunächst beide Thermo- 

 meter sehr genau kalibriert und unter Berücksichtigung der Korrektur- 

 tabellen verglichen sowie auf ihre Trägheit geprüft wurden. Die 

 Wägung der einzelnen Teile ergab eine Differenz von 0.005 1 Wattsek. 

 für die eingetauchten Stücke; dieser Betrag war also dem oben an- 

 geführten Wert 1 1.606 Wattsek. hinzuzufügen für Bestimmungen mit 

 dem großen Thermometer. Schließlich wurde noch eine größere An- 

 zahl Verbrennungen von Naphthalin und Benzoesäure ausgeführt unter 

 abwechselnder Benutzung beider Thermometer. Alle drei Methoden 

 ergaben recht gute Resultate, so daß die Anschließung als hinreichend 

 genau zu betrachten ist. 



Für die Berechnung des Wärmeverlustes durch Strahlung wurde 

 die REGNAULT-PFAUNULERsche Formel in Anwendung gebracht 



Xv = n V ■+■ 1 i. nn ■ 



Die von den HH. Jaeger und von Steinwehr benutzte Methode, die 

 Korrektion aus der durch den Gang des Thermometers umschriebenen 

 Fläche zu berechnen, führte bei einer Reihe von Versuchen, für welche 

 sie nebenlier durchgeführt wurde, zu dem gleichen Resultat wie die 

 erstere. 



Bei manchen der später erwähnten Verbindungen mißlang die 

 übliche Zündung durch den glühenden Eisendraht. Mit viel besserem 

 Erfolge liaben wir hier die bereits von Berthelot empfohlene Kollodium- 

 wolle verwendet. Sorgt man dafür, daß sie über die ganze Substanz- 

 menge sich ausbreitet, so findet eine momentane Entzündung an der 

 ganzen Oberfläche statt, und die Verbrennung verläuft dann ruhig und 

 glatt. Die Entzündung der Kollodiumwolle geschah durch einen Platin- 

 draht, der elektrisch erwärmt wurde. Wie für den Eisendraht war 

 auch für die Kollodiumwolle eine Bestimmung der Verbrennungswärme 

 erforderlich. Dieselbe ergab als Mittel von 5 Versuchen: 9.905 Wattsek. 

 pro Gramm (=2371.5 Cal.), während 50™'" des verwendeten Eisen- 

 dnihtes den Wert 0.046 Wattsek. = 11.0 Cal. liaben. Die elektrische 

 Energie, welclie die Erwärmung des Platindrahtes verlangte, war nach 

 wiederholten Versuclien so gering, daß sie vernachlässigt werden konnte. 



