DE QUELQUES NITRILES. Il 
sions, de l'appareil primitif en laiton, le réfrigérant nou- 
veau différant également de celui adopté primitivement, 
j'ai cru utile de faire avec cet appareil, comme contrôle, 
quelques déterminations de la chaleur latente de vapori- 
sation de l’eau qui a été étudiée avec beaucoup de 
soin par Regnault. Jai fait dans ce but quatre détermi- 
nations, et ai obtenu pour la chaleur latente de vaporisa- 
tion de l’eau des nombres se confondant presque avec 
ceux trouvés par Regnault. 
Cette précision, et la concordance à laquelle je suis 
arrivé entre mes différentes expériences s’obliennent 
en opérant avec une grande vitesse, c'est-à-dire en me- 
nant l’ébullition de l’eau, comme des autres substances, 
avec beaucoup d'intensité, de manière à ce que la tempé- 
rature du calorimètre, contenant deux litres d’eau, aug- 
mente de 0.7° à 1.0° pour chaque intervalle 0.50’ 
(intervalle de temps entre deux observations du thermo- 
mètre placé dans le calorimètre). En opérant dans ces 
conditions on peut être sûr que la vapeur pénétrant 
dans le réfrigérant est absolument sèche et ne contient 
pas trace de gouttelettes liquides. Je me suis assuré égale- 
ment que la condensation de la vapeur dans le réfrigé- 
rant était complète, même pour des substances très 
volatiles telles que l’alcool méthylique et l’acétone. 
B. Dans les déterminations des chaleurs spécifiques des 
liquides étudiés, je me suis servi de deux types de thermo- 
mètres. Les températures du calorimètre étaient mesu- 
rées au moyen de thermomètres construits par Baudin, 
portant un nombre restreint de degrés (à p. p. 10”, 
l'échelle allant de 15° à 25° à p. p.) dont chacun était 
divisé en 50 parties; les lectures se faisant à la lunette, 
on arrivait facilement à déterminer le ‘/,, de divi- 
