AUX FORTIFICATIONS DE SAINT-MAURICE. 213 
installation de ce genre, mais, grâce à un concours de 
bonnes volontés, l’ensemble a bien marché et les résultats 
valent certainement la peine d’être publiés. 
Instruments. 
1° Barometres. Les baromètres des bureaux de tir de 
Savatan et de Dailly sont de bons instruments à large 
cuvette sortis des ateliers de MM. Pfister et Streit à Berne. 
Je les ai vérifiés une première fois, le 25 novembre 1897, 
par comparaison avec le baromètre de voyage (Fastré) 
de l'observatoire de Genève; par quelques lectures, j'avais 
trouvé des corrections minimes de  0"",8 pour le baro- 
mètre de Savatan et de + O1 pour celui de Dailly. 
Une comparaison beaucoup plus complète a été effec- 
tuée un an après, le 4 novembre 1898. J’ai fait des séries 
de 20 lectures à chaque station, en employant toujours 
le même baromètre de Fastré comme terme de compa- 
raison. Puis, au moyen des observations faites à Genève 
avant el après ces comparaisons, j'ai déterminé les cor- 
rections définitives des deux baromètres de Savatan et 
de Dailly, en tenant compte de celle du baromètre normal 
de l'observatoire (Noblet). J'ai obtenu ainsi les chiffres 
suivants, non compris les corrections d'altitude et de 
latitude, auxquels je joins l'indication des altitudes : 
Station Savatan Dailly 
Correction du baromètre + 000.87.) + 0"2.91 
Altitude du zéro da baromètre 671,5 1236.73 
Les thermometres des deux barométres ont été vérifiés 
par la même occasion. [IS marquent tous deux 1° trop 
baut. Leur correction est done de — 1°.0 et il en a été 
tenu compte dans la réduction à zéro de toutes les hau- 
teurs barométriques observées. 
