21% OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE 1898 
Les deux forts sont également munis de baromètres 
enregistreurs de Pfister et Streit, de modèle semblable à 
ceux de Richard. Leurs indications nous ont été souvent 
utiles dans des cas douteux. 
2° Thermomèétres. Les thermomètres normaux des 
deux stations sont de bons instruments de Buchi à 
Berne, gradués de 0°.2 en 0°.2. Jusqu'à la fin du mois de 
décembre 1897, ils étaient placés dans de petites cages 
métalliques près de l’entrée des bureaux de tir. Cette 
exposition n’était pas suffisamment découverte, les 
instruments étaient trop à l'ombre et trop enterrés, sur- 
tout à Daily. 
Sur ma demande, M. le lieutenant-colonel Dietler à 
fait construire, pour les deux stations, des cages doubies 
à jalousies, sur le modèle des cages de l'observatoire de 
Genève. Les différents thermomètres y ont été installés 
le Ler janvier 1898. Ces thermomètres sont, pour chaque 
station : 
1° le thermomètre normal de Buchi, le même qu'’au- 
paravant ; 
2° un thermomètre à minimum de Tonnelot, système 
Rutherford, fourni par l'observatoire de Genève; 
3° un thermomètre à maximum et minimum servant 
pour le maximum seulement, de Buchi, qui est venu très 
vite remplacer ua thermomètre à maximum de Tonnelot 
(système Negretti) cassé par le vent; 
4° un thermographe enregistreur de Pfister et Streit 
à lame bimétallique, qui, malheureusement, supporte 
mal les intempéries et ne donne pas de bons diagrammes. 
Les cages ont été placées dans des endroits bien décou- 
verts : à Savalan, sur une éminence au nord de l’espla- 
nade, et à Dailly, au bord même de l’esplanade en plein 
