292 SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE 
arrêlé au premier liers de sa longueur par un miroir plan B 
légèrement incliné de manière à reporter les rayons sur un 
deuxième miroir G placé au-dessus de Pobjectif. Ge dernier 
miroir renvoie le cône former le fover de la lunette dans le 
voisinage de l’oculare D. 
Il en résulte que la longueur de la lunette ainsi construite 
n'est que le tiers de la distance focale de l'objectif qu’elle 
reuferme. De plus les miroirs sont situés à l’intérieur de la 
lunette et ne sont en grandeur que les deux tiers et le tiers 
de l'objectif lui-même. 
Ce principe a été appliqué par M, Schär à une lunette de 
2 m. 40 de longueur renfermant un objectif de 162 mm. fait 
avec des verres de Mantois à Paris, Cet instrument à été 
transformé en une lunette d’un diamètre évidemment plus 
grand mais dont la longueur n’est que de 83 cm. Le premier 
miroir mesure 14 cm. et l’autre 10 cm. Ils ont été taillés 
dans des dalles de Si-Gobain. 
Cette modification n’a pas changé la qualité des images 
fournies directement par l'objectif et la perte de lumière 
n’est pas sensible à l'œil de l'observateur. 
Actuellement, M. Schär taille un objectif de 35 cm. qui 
fournirait une lunette de 6 m. de long. Le procédé suivi la 
transformera en une lunette de 2 m., en rendant ainsi ma- 
niable un instrument qui autrement aurait exigé une instal- 
lation spéciale. 
En résumé, on peut attendre de ce nouveau procédé les 
avantages suivants : 
{° La facilité de loger sous les coupoles des équatoriaux 
actuels des instruments ayant une distance focale triple. 
20 Pour les instruments méridiens, la faculté de détermi- 
ner directement les coordonnées d'objets célestes jusqu’à la 
douzième grandeur. 
3° Enfin, pour le public en général, la facilité d’avoir des 
lunettes plus puissantes sans être plus encombrantes que les 
instruments actuels, 
