426 RECHERCHES SUR LA THERMO-ÉLECTRICITÉ 
cure O, 4, 2, -— 14 et de courts conducteurs de cuivre 
de 3®, une série de quatorze bobines en fil de constan- 
tan de O,1wm de diamètre, les douze premières ayant 
une résistance d'environ 6,2 Q chacune, la 13% valant 
environ 9550 Q, la 44° 3150 Q. L’accumulaieur était 
donc toujours fermé sur un circuit de plus de 12700 0Q. 
Ces 14 bobines de très petite dimension étaient entou- 
rées d’ouate et renfermées dans une boîte d’où ne sor- 
taient que les gros conducteurs allant aux godets. Le 
coefficient de température étant très faible, la constance 
de la résistance était assurée. Enfin venait un fil nu de 
constantan de 0,22 de diamètre, d’un mètre environ 
de longueur, tendu entre les deux points F et C. Ce fil 
avait une résistance de 9,540 Q; il avait été soigneuse- 
ment calibré d’après la méthode de Strouhal et Barus. 
B) Circuit dérivé (PJ. IV, fig. 2). 
D, curseur appuyé par son poids sur le fil tendu ; 
S, interrupteur à ressort; LM N P Q R, godets à mer- 
cure, NeP circuit comprenant un élèment étalon Clark 
entouré d’ouate et accompagné de son thermomètre 
pouvant donner le vingtième de degré; QxkR, circuit 
comprenant le couple thermo-électrique en expérience, 
dont la description suit plus bas; G, galvanomètre 
Thomson, provenant des ateliers Carpentier et donnant 
en moyenne une déviation de Î division de l'échelle pour 
1.107" ampère: K, godet placé au centre de l'arc de 
cercle formé par les godets O à 1%, et permettant d'intro- 
duire dans le circuit dérivé le nombre de bobines néces- 
saires à équilibrer la différence de potentiel entre F et D. 
C) Couple thermo-électrique (PI. IV, fig. 3, 4, 5). 
Tout le montage du couple thermo-électrique se trou- 
vait placé à 4 mètres environ de l’observateur; afin 
