DE QUELQUES ALLIAGES. 429 
8 Juillet 1898 Ph — Acier à 44 °/, Ni — Ph 
Sens du courant : inverse ; Clark n° 3, 
Boîte Elliott : 734 Unités B. A.. 
1 2 3 4 5 
SN RES 219 5-495 5,0 
RS LE ne. 251,3 »-496 + 7,0 
D AN 70. 25e 5-498 + 9,0 
2 LL 951.3 5-498 - 8,5 
21,99] 13-900 | ...… 
Moyennes brutes 21,97, 13-900 : 251,3 | 5-427 | + 7,1 
Il suffisait ensuite de remplacer le vase C par un 
autre contenant un liquide différent pour obtenir une 
nouvelle série d'observations sur le même couple. 
* 
Enfin, de temps à autre, le Clark était mis en cireuit 
avec le galvanomètre et une résistance de précision de 
de 100 000 Q de Hartmann et Braun; la déviation ob- 
servée donnait la valeur d’une division de l'échelle en 
ampères ; cette valeur, qui a quelque peu varié pendant 
la durée de mes expériences, s’est montée en général à 
{4 x 10°" ampères. 
Les Clark ont été fréquemment comparés entre eux 
et avec un étalon de Nalder Bros. On trouvera plus bas 
l'indication des différences observées. 
$ 9. CALCUL D'UNE EXPÉRIENCE. 
Il fallait en premier lieu corriger les moyennes brutes. 
Lecture 1. La comparaison dans un bain du thermo- 
mètre T, du Clark avec des ‘thermomètres normaux 
