432  RECHERCHES SUR LA THERMO-ÉLECTRICITÉ 
sistances ayant été faites avec une boite Carpentier 
d'avant 1893). 
La f. é. m. parasite se monte donc à 42,2 X 0,524 
— 22,1 L volts légaux. 
Le couple th.-éi. et la f. 6. m. parasite faisant dévier 
le galvanomètre vers les grands nombres, la correction 
de 22,1 microvolts est à déduire du résultat 5361,8 uv. 
trouvé ci-dessus. 
On a donc f. é. m. nette — 5339,7 microvolts à 
PAST QRUE 
c) Signe du couple th.-él. 
En admettant comme métal positif celui qui à travers 
la soudure chaude reçoit le courant de l’autre métal ‘, et 
en tenant compte du fait qu’un Daniell ayant son pôle + 
à la place de la soudure chaude donne au galvanomètre 
une impulsion vers les grands nombres, on conclut que 
l’acier à 44 °/, Ni est négatif par rapport au plomb. 
$ 4. CAUSES D'ERREUR ET APPROXIMATION DES RÉSULTATS. 
Je vais maintenant passer en revue les diverses causes 
d'erreur et leur influence sur le résultat calculé comme 
je viens de le montrer. 
À. Erreurs sur e (f. 6. m. du Clark) provenant de : 
1) Composition chimique de l'élément. 
2) Inexactitude da thermomètre T.. 
3) Différence de température entre T, et l'élément 
Clark. 
! Gaugain, Becquerel, Wiedemann, Dewar et Fleming. 
Joubert, Witz, Berget et Chappuis font la convention contraire. 
