DE QUELQUES ALLIAGES. 433 
4) Erreur de lecture du thermomètre. 
ad 1) Au commencement de mars 1898, je préparai 
d’après les prescriptions du Congrès de Chicago, repro- 
duites par Armagnat dans ses « Mesures électriques », 
4 éléments Clark. 
Les n° 1 et 4 furent mis en réserve; les 2 autres pla- 
cés côte à côte sur la table de mesure, de façon à pou- 
voir être mis en circuit rapidement, servirent alternative- 
ment dans le cours de mes expériences ; quatorze com- 
paraisons entre ces 2 éléments, échelonnées entre le 
18 mai et =. décembre, donnèrent comme différence 
maximum re de leur valeur, soit O,00011 volt. 
Comparés à l’étalon Clark, de Nalder Bros, existant 
depuis quelques années déjà au laboratoire, ils ont cons- 
tamment montré une f. é. m. supérieure d'environ 
de leur valeur soit 0,0003 volt. 
ad 2. J'ai dit plus haut que le thermomètre T, avait 
été comparé avec des étalons et que cette comparaison 
avait révélé une correction permanente. 
ad 3. Les éléments Clark 2 et 3 furent placés avec 
T, dans une boîte remplie d'ouate. Les variations de 
température étant fort lentes, la température indiquée 
par T, était celle des éléments. 
ad 4. T, portait une graduation en dixièmes de degré; 
1 
4800 
; , . ‘ : S il , * , 
il était donc facile de lire à 2p de degré près : l'erreur 
possible sur la f. é. m. du Clark était donc de 60 vr 
environ, chaque degré correspondant à une variation de 
0,0012 volt. 
