438 RECHERCHES SUR LA THERMO-ÉLECTRICITÉ 
Ad. 4) La déviation observée au galvanomètre, le 
Clark étant mis sur 100000 Q, était de 150 divisions 
environ; celte observation pouvait donner une erreur de 
0,1 division de l'échelle, absolument négligeable. 
Ad. 2) L'erreur de la moyenne des lectures ne doit 
pas dépasser 0,2 divisions de l'échelle. 
Ad. 3) Comme on l’a vu plus haut, le circuit dans 
lequel se manifestait la f. é. m. parasite se fermait par le 
curseur appuyé par son poids sur le fil C F. De nom- 
breuses expériences m'ont prouvé que la différence maxi- 
mum de résistance provenant des variations de la pression 
du curseur valait 0,1 Q. 
(Il est à noter que cette erreur n’influe en aucune façon 
sur la détermination de la f. é. m. brute, les résistances du 
circuit du couple th. él. n’entrant pas dans la formule 
—). 
La résistance du galvanomètre et de ses fils de jonction 
valait 6,13 Q à 22°,5; il fallait y ajouter r’ pour avoir 
la résistance totale du circuit à f. 6. m. parasite. Cette 
résistance totale pouvait donc être affectée d’une erreur 
maximale de 0,1 Q. Je néglige ici les 0,0058Q d'erreur 
maximale sur ?". 
En appelant : 
la f. 6. m. parasite 
la valeur d’une division de l'échelle, en microampères. 
a 
G 
© la résistance du galvanomètre (prise en tenant compte de 
la température ambiante). 
à la déviation dûe au courant parasite on à & — 5 (+) 0. 
D'autre part, f et 4 étant les valeurs maximales des 
erreurs sur (? + ©) el à, 
