DES SCIENCES NATURELLES. 367 



On commence à verser dans l'étuve l'huile prise à une 

 température voisine de celle qu'on désire obtenir, on fati 

 passer le courant et après quelques tâtonnements (rela- 

 tifs au fonctionnement du rhéostat) on arrive à la tem- 

 pérature voulue, qu'il est facile de maintenir absolu- 

 ment invariable pendant I h. \^ et plus; il suffit pour 

 cela d'observer de temps en temps (toutes les dix 

 minutes) le galvanomètre ainsi que le thermomètre 

 plongé dans l'huile et de toucher le rhéostat. Après 

 cette heure de chaufïe, on fait tomber la substance 

 échauffée dans le calorimètre. 



Le mécanisme permettant la chute du corps échauffé 

 et l'ouverture presque simultanée de la plaque obtu- 

 ratrice inférieure est le même que celui que l'auteur a 

 adopté dans son étuve mobile {Annales de Chimie et de 

 Physique, 7"^ série, tome XIII). Il est utile quelques 

 fois d'entourer le cylindre d'une enveloppe composée 

 d'un mauvais conducteur de chaleur, feutre ou carton 

 d'amiante et dans le cas de température un peu élevée, 

 d'une enceinte contenant un liquide échauffé à une 

 température voisine de celle que l'on veut obtenir. Il 

 est évident qu'en variant l'intensité du courant qui 

 traverse le fil de platine, on peut obtenir des tempé- 

 ratures différent l'une de l'autre selon les besoins des 

 expériences. 



M. Th. TuRRETTiNi, ingénieur, (Genève) présente au 

 nom de M. Ch.-Ed. Guillaume (Sèvres), une règle géo- 

 désique en Invar {acier-nickel) longue de 4 mètres. Les 

 essais de l'alliage Invar ayant donné de remarquables 

 résultats, la Société genevoise pour la construction 

 d'instruments de physique fut chargée de construire de 



