ET d'histoire naturelle DE GENÈVE. 697 



élastique suivent les mêmes lois, on passe par l'intermé- 

 diaire du flux de déplacement uniforme aux vibrations, et 

 l'on peut établir une liaison mécanique entre le flux élec- 

 trique et les radiations. 



Séance du 4 septembre. 



M. W. Travers et A. Jaquerod. Coefticient d'expansion de 

 l'hydrogène et de l'hélium. 



M. A. Jaquerod expose les résultats d'un travail qu'il a 

 fait en collaboration avec M. Travers sur le coefficient 

 d'expansion de l'hydrogène et de l'hélium à volume cons- 

 tant et à diverses pressions initiales. Ces coefficients ont 

 été déterminés en mesurant la pression que le gaz exerce 

 lorsque l'ampoule du thermomètre qui le contient est pla- 

 cée dans la glace fondante ou dans la vapeur d'eau à ébul- 

 lition. 



Les principales innovations sont les suivantes : le ther- 

 momètre à gaz est construit entièrement en verre soudé, 

 de façon à rendre toute fuite impossible. Le ménisque du 

 mercure dans V espace nuisible était amené très près, mais 

 pas en contact direct avec la pointe de verre opaque ser- 

 vant de repère. La colonne de mercure servant à mesurer 

 la pression, ainsi que l'espace nuisible, étaient enfermés 

 dans un espace clos, dont la température pouvait être 

 maintenue constante à 2 ou 3 centièmes de degré près, au 

 moyen d'un courant d'eau. La face frontale de cette enve- 

 loppe, était constituée par une glace graduée en millimè- 

 tres, et qui avait été mesurée soigneusement a la machine 

 à diviser. La distance comprise entre les ménisques de 

 mercure et la division la plus proche de cette échelle, 

 était mesurée au moyen d'une lunette munie d'un micro- 

 mètre-oculaire, placée à un mètre environ de l'appareil. Il 

 était possible de cette façon d'obtenir des lectures con- 

 cordant à 0.01""° près. 



La hauteur des deux ménisques était estimée chaque 

 fois pour le calcul de la correction capillaire ; enfin le 



