SUR UN PYROMÈTRE PORTATIF 



BASÉ SUR 



L'EMPLOI D'UN MILLIVOLTMÈTRE WESTON 



ET d'un 



COUPLE THEEMOÉLBCTRIQllK PLATINE-PLATINE RPDIÉ 10 7„ 



s. SCHOENTJES 



ProfeBseur à l'Université de Gand. 



L'instrument que j'ai réalisé ne permet pas, comme 

 l'excellent pyromètre de M. Lechatelier, la mesure des 

 températures des fours industriels ; c'est un instrument 

 de laboratoire, son usage est limité à la mesure de liantes 

 températures jusqu'à 1776° mais confinées dans un petit 

 espace. La figure qui accompagne cette note représente 

 l'instrument en perspective, au quart de la grandeur 

 d'exécution environ. 



i^e millivoltmètre Weston dont je me suis servi, appar- 

 tient à l'Ecole Industrielle de Gand; il porte en A la 

 marque : « European electrical instrument C" » Newark. 

 N.J.U.S.A. Berlin. N° 5733. Sa résistance à 16° est 

 0,7811 ohm légal. Il inJique un voltage maximum 

 de 0,02 volt aux bornes. L'échelle est divisée en 100 

 parties égales de 1,4 mm. environ, correspondant cha- 



