SUR UN PYROMÈTRE PORTATIF, ETC. 137 



cuiie à 0,0002 volt, car on sait que, pour ces appareils 

 Weslon, les déviations de Taiguille sont proportionnelles 

 aux voltages; l'instrument est apériodique, et on lit 

 nelteraeni les dixièmes de division. Deux barres plates 

 BB en cuivre rous;e de 81 mm. carrés de section 



(27 mm. X 3 mm.) sont reliées par des écrous aux 

 bornes du voltmètre ; ces barres sont recourbées deux 

 ois à angle droit, et passent sous le voltmètre le long de 

 la base ; elles sont convergentes et portent à leurs extré- 

 mités les éléments du couple thermoélectrique. Elles sont 

 rendues solidaires par une traverse T en ébonite portant 



