138 SUR UN PYROMÈTRE PORTATIF, ETC. 



deux bobines G et G' sur lesquelles seul enroulés les fils 

 de platine et de platine rhodié lorniant provision, dans 

 le cas où le couple doit être renouvelé. 



Lorsque les barres sont attachées aux bornes, elles 

 forment avec le voltmètre un appareil unique, rigide, au 

 bout duquel est attaché le couple, et que l'on peut manier 

 en ne se servant, au besoin, que d'une main. La plus 

 grande longueur esl 33 centimètres, couple non compris, 

 et la plus grande largeur, 17 centimètres. 



Les fils du couple ont 0,5 mm. de diamètre; ils sont 

 serrés à vis entre les barres et deux pièces de cuivre 

 EE' aux extrémités des barres; la longueur libre est de 

 7 centimètres; ils sont tordus ensemble au bout. La pe- 

 tite torsade qui prend environ 2 mm. de chaque fil forme 

 le couple thermoéleclrique D; les parties des fils restées 

 libres sont enroulées sur les bobines GG'. 



La pince E qui fixe le fil de platine du couple serre en 

 même temps deux autres fils de platine faisant saillie de 

 6 centimètres, et dont les extrémités sont tordues en F 

 autour du fil du couple, ou fixées contre lui au moyen 

 d'un mince fil de platine enroulé autour de l'ensemble. 



La même disposition est réalisée à Textrémité E'; deux 

 fils de platine rhodié faisant saillie de 6 centimètres sont 

 reliés en G, par leur extrémité libre, au fil de platine rho- 

 dié du couple thermoéleclrique. 



Dans ces conditions, si l'on fait fondre, à l'aide du 

 chalumeau à gaz d'éclairage et à oxygène, la platine de 

 la torsade, c'est-à-dire, si on porte celle-ci à 1775°, la 

 déviation de l'aiguille est de 92,5 divisions; elle atteint 

 donc à peu près la limite de l'échelle. 



Des mesures directes m'ont donné les résultais sui- 

 vants : 



