SUR UiN PYROMÈTRK PORTATIF, KTG. 1 \ I 



Tiron au-dessous du point (340), ce qui correspond à 

 30°. Je considère donc le diagramme des lempéralures 

 comme étant composé des deux droites (340) — (1078) 

 et (1078) — (1775). Il est facile dès lors de déduire 

 du diagramme les températures correspondant aux dévia- 

 tions observées. 



Pour me rendre compte de l'influence des causes 

 d'erreur signalées plus haut, j'ai déterminé un grand 

 nombre de fois les points 340, 815, 1078, 1775, tantôt, 

 en laissant les fils nus, tantôt en les entourant, sur une 

 longueur de 3 à 4 centimètres à partir de EE', de coton 

 imbibé d'eau à la température du laboratoire. J'ai tou- 

 jours observé les mêmes déviations 13,5 — 38,8 — 

 52,4 — 92,5. 



S'il était possible de construire un voltmètre Weston 

 conservant la même sensibilité, mais avec une résistance 

 plus grande, on pourrait allonger les fils du couple et éten- 

 dre le rôle de l'instrument. Dans son état actuel, le ma- 

 niement est d'une facilité surprenante; c'est ainsi, par 

 exemple, que dans l'espace de deux minutes, j'ai pu, sans 

 aucune aide, mesurer la température en six points d'un 

 bec de Bunsen, et faire les annotations. 



Un léger perfectionnement qui me vient à l'esprit en 

 terminant la rédaction de cette note, consiste à établir à 

 chacune des extrémités des barres, deux pièces de serrage; 

 l'une pour serrer le fil du couple, l'autre, pour serrer les 

 fils auxiliaires ; ceux-ci seraient ainsi fixés à demeure, 

 même quand le couple doit être renouvelé. 



Gand, le 4 janvier 1898. 



