A l'Étude des rayons rôntgen. 247 



employant comme anode la plaque à préparer, un cou- 

 rant de 4 ampères pendant 35 à 50 secondes dans une 

 solution de 10 " „ d'acide chlorhydrique ou dans une 

 solution de pareille concentration de bromure ou de iodure 

 de potassium. Les électrodes ainsi préparées, étaient 

 mises directement dans le vase sans les chauffer préala- 

 blement. Pour avoir des électrodes aussi homogènes que 

 possible on ne doit pas dépasser la durée d'électrolyse 

 indiquée, car, si l'on fait passer le courant plus longtemps, 

 les deux plaques diffèrent d'abord beaucoup et il faut 

 attendre longtemps pour que le galvanomètre indique en 

 revenant à zéro que l'on peut recommencer les expériences. 

 Souvent même, quand l'halogénisation est trop avancée, 

 il s'établit un courant permanent et il faut recommencer 

 l'opération. 



Pour préparer les électrodes d'oxyde de cuivre je 

 chauffais des lames de cuivre soigneusement nettoyées 

 sur la flamme non éclairante d'un bec de Bunsen jusqu'à 

 ce que la plaque entière devint rouge. En la retirant à ce 

 moment j'obtenais des plaques d'aspect bleuâtre couvertes 

 d'une couche très homogène. 



Le galvanomètre que j'ai employé (Nobili à 2 bobines), 

 avait une sensibilité telle que 7,5.10"'' ampères donnaient 

 une déviation de 18 divisions de l'échelle; je le plaçais 

 hors du champ d'action magnétique du tube Grookes et 

 de la bobine Rohmkorff. 



Immédiatement devant la fenêtre métallique je plaçais 

 un large écran, formé d'une feuille d'aluminium de 

 '7,00 ^^- d'épaisseur et de 30x35 cm. de surface, 

 relié à la terre. Pour éviter une action des rayons Rôntgen 

 sur la seconde électrode, je l'ai protégée par un écran de 

 laiton de 1 cm. d'épaisseur relié aussi à la terre. 



