KT SKS ALLIAGES. 269 



Mais, pour se rendre compte des variations de volume 

 accompagnant les transformalion> magnétiques, il était 

 nécessaire d'opérer dans des limites de température bien 

 plus étendues. On pouvait d'ailleurs se contenter d'une 

 précision moindre. 



Pour ces mesures sur les alliages des deux catégories, 

 j'ai employé le dispositif suivant (fig. 2) : Une règle de 

 laiton, munie à l'une de ses extrémités d'une petite ré- 

 glette à biseau portant une division, est fixée par l'autre 

 extrémité, au moyen dune forte vis, à la barre dont on 

 veut connaître la dilatation. La réglette empiète sur la 

 barre qui porte, en regard de la division, un trait servant 

 d index. Les deux règles sont libres de se dilater, et leurs 

 changements relatifs de longueur sont donnés par le 

 mouvement de la réglette devant l'index. Connaissant 

 la loi de la variation de la règle de laiton, on en déduit 

 celle de la barre d'acier. 



Il ne m'a pas encore été possible de déterminer la di- 

 latation de la première dans tout l'intervalle de tempéra- 

 ture dans lequel j'ai opéré, et j'ai admis provisoirement 

 que la formule trouvée pour un intervalle de 38 degrés, et 

 contrôlée par les mesures faites par M. Benoît au moyen 

 de l'appareil Fizeau sur un intervalle double pouvait être 

 extrapolée sans erreur sensible. Cette lacune sera, je l'es- 

 père, comblée plus tard. Si les résultats absolus de mes 

 mesures aux températures extrêmes comportent encore 

 une légère incertitude, les résultats relatifs, c'est-à-dire 

 les différences entre les mouvements des divers alliages 

 ne participent pas à l'erreur possible de l'extrapola- 

 tion. On verra d'ailleurs que ces mouvements sont très 

 considérables et sont absolument caractérisés dans leurs 

 traits essentiels par les mesures dont les résultats seront 



