DES ACIERS AU NICKEL. 339 



Celle qiianlilé Q prodiiil au balislique une élongalion 

 a, (|ui pour d(î faibles tlévialions du miroir et pour des 

 varialions d'inlensilé magnélisanle effecluée peudanl un 

 temps très court, est proportionnelle à 0. On pourra 

 écrire : 



2) Q = Ca. 



G représentant la décharge donnant une élongalion 

 unité dans le galvanomètre, on la nomme constante ba- 

 listique. On la déterminera facilement en déchargeant 

 dans l'instrument une quantité connue d'électricité. 

 Pour cela, j'ai fait usage d'un condensateur étalonné de 

 un microfarad, provenant de la maison Garpentier à Paris, 

 il était chargé à un potentiel connu. La capacité étant 

 en microfarads et le potentiel de charge en volts, la quan- 

 tité est en microcoulombs. Remplaçons Q par sa valeur 

 dans l'équation 2). On aura en tenant compte du pas- 

 sage des unités pratiques aux unités absolues : 



Gall 10"' X 10' 



<ï> 



n 



CaR 100 



3^ el B = ^^^ 



Nous avons supposé le noyau métallique remplissant 

 tout le tore, ce n'était pas le cas dans nos expériences. Si 

 s, représente la section du tore, t celle du fil à étudier. 

 La valeur de $ obtenue se compose de deux parties, 

 l'une due à la variation du champ dans la section s — <? 

 d'air, l'autre à la variation de l'induction dans le métal 

 de section t. La première est H (s — g) la seconde : 



d'où 



^ = H (S — a) + ÎJ-Hcï 



4) et t^ = — H^— + ^ 



