DES ACIERS AU NICKEL. 31 1 



En meltanl dans celte expression les valeurs indiquées 

 on a : 



C = 0,00882 en microcoulombs 



Le galvanomètre étant amorti, il faut corriger a de 

 l 'amortissement. Cette correction n'est pas la même dans 

 l'étalonnement par un condensateur, car le circuit est 

 ouvert, et dans l'emploi de la bobine induite, circuit de 

 résistance R. La constante ayant été déterminée en cir- 

 cuit ouvert, il faudra multiplier les élongations du balis- 

 tique par 



^+4 



I a 



1 étant le décrément logarithmique en circuit fermé sur 

 R et X' le décrément en circuit ouvert. La valeur de -^- 



a été trouvée 0,175, celle de ^ 0,164. 



Une autre correction à apporter est celle relative aux 

 variations de la résistance de la bobine induite avec la 

 température. Celte résistance a été déterminée à toutes 

 les températures et nous a servi aussi à les estimer. 



Les déviations du balistique étaient lues sîir une 

 échelle de un mètre de long, placée à 2,10 m. du miroir. 

 Les oscillations pouvaient être arrêtées au moyen d'une 

 petite bobine placée à côté du galvanomètre et parcourue 

 à volonté par le courant d'une pile. 



Les quantités mesurées par les déviations lues à ce 

 galvanomètre n'étant pas proportionnelles à «, mais au 



sin -^, il y a lieu de corriger rélonsjation lue de la va- 



