DES ACIERS AU NICKEL. 345 



cette valeur pour un champ variant de zéro à H doit être 

 divisé par 2 : 



— — — = il9,o. 



2 



A 20° la résistance de la bobine secondaire est de 

 56,1 ohms,celle du galvanomètre 175 ohms,R = 231,1 

 ohms. Le nombre de tours de la petite bobine est de 

 805. La constante balistique a été déterminée c'est 

 0,00882. 



Remplaçons dans la formule 3 les lettres par leurs 

 valeurs, il viendra : 



100 CR / ,\ r, 



^ HT. + ^• 



En tenant compte des décréments logarithmiques 

 comme nous l'avons indiqué, on pourra calculer : 



^ 100 0,00882 231,1 1,175 _ 

 ^= 8Ô5 XM" ' 



K étant une constante pour chaque température. 



0,298M11M} _^ , ^ 92,9. 

 ^ 50 0,00775 ^ 



Système de chauffage. 



Pour opérer à haute température, j'ai fait usage d'un 

 bain d'air. 



Une marmite en fonle, contenant environ 6 à 7 dm' 

 d'air, était chauffée au moyen de brûleurs à gaz. Une 

 couronne d'ardoise d'environ 25 cm. de diamètre, était 

 suspendue à l'intérieur de la marmite. Sur cette plaque 



