MESURE DES CONSTANTES CRITIQUES. Idi 



en indiquant les précautions à prendre pour arriver à 

 <ies résultats aussi satisfaisants que possible. 



Détermination des températures critiques, dispositif 

 et instruments de mesure. 



Un petit tube de verre' fermé, un peu épais, conte- 

 nant la substance à étudier est suspendu au centre 

 d'une triple enceinte formée de cylindres de laiton con- 

 centriques, légèrement distants l'un de l'autre". Cha- 

 cun d'eux est plus haut que celui qu'il entoure et muni 

 d'un couvercle percé d'un trou par lequel passe le 

 thermomètre, protégé lui-même contre les explosions 

 possibles du tube, par une gaine métallique. Le cylin- 

 dre extérieur et son couvercle sont recouverts de car- 

 ton d'amiante épais pour éviter autant que possible les 

 pertes de chaleur par rayonnement. De petites fenêtres 

 placées en regard les unes des autres et munies de 

 feuilles de mica permettent d'éclairer l'intérieur de 

 l'étuve (nous employons pour cela un bec Auer) et 

 d'observer les phénomènes qui se produisent dans le 

 tube en expérience. L'étuve, placée sur une plaque de 

 €uivre, est chauffée directement par-dessous. Une 

 €age de bois, suffisamment vaste, munie d'une vitre 

 protectrice en verre épais empêche la chaleur rayon- 



' La forme et les dimensions sont à peu près celles admises par 

 M. Altschul, soit environ 30 à 40 mm. de longueur. 4 mm. dia- 

 mètre extérieur et 2 mm. diamètre intérieur. 

 * Voici quelques cotes, à titre d'indication : 

 Hauteur du cylindre intérieur 10,5 cm. 

 Diamètre du cylindre intérieur 8,0 » 

 Distance entre les cylindres 1,0 » 

 Dimension des fenêtres 1,4 X 1-8 cm. 



