MESURE DES CONSTANTES CRITIQUES. I 37 



quelles peuvent ainsi se visser des boulons forés au 

 centre. 



Deux de ces tubulures ont reçu les tubes de cuivre 

 allant aux manomètres dont nous nous sommes servis, 

 désignés par les abrévations I et II ; la troisième a été 

 reliée par un tube semblable à une douille épaisse en 

 acier portant le même dispositif de serrage que les 

 tubulures. C'est dans cette douille que se fixait le tube 

 mis en expérience. Après divers essais plus ou moins 

 heureux de serrage étanche, nous sommes revenus au 

 dispositif initial, en nous servant de bouchons de caout- 

 chouc souple serrés entre des rondelles de cuir fort, 

 bien graissé ; ces dernières, si elles sont suffisamment 

 larges, empêchent parfaitement le caoutchouc de s'in- 

 troduire dans le pas de vis. On obtient un serrage 

 encore plus énergique en intercalant une rondelle 

 d'acier entre le cuir et le boulon, mais il est ensuite 

 fort difficile de la sortir, sans retourner l'appareil, si 

 l'on a à faire un changement des tubes. 



Afin que les tubes ne puissent pas glisser et être 

 refoulés au dehors par la pression, ils sont munis vers 

 leur base d'un renflement que l'on fait entrer au milieu 

 du bouchon de caoutchouc. L'appareil compresseur, 

 les tubes de cuivre et les manomètres sont complète- 

 ment remplis d'huile de vaseline. Avec cet appareil 

 ainsi monté, nous avons pu arriver à une pression de 

 prés de 70 atm. sans observer de fuite sensible. 



Les tubes-laboratoire employés, en verre ordinaire, 

 étaient longs d'environ 30 cm., d'une épaisseur de 

 2 mm. avec un canal intérieur de 2 mm. de diamètre, 

 et fermés à une extrémité ; l'autre bout s'engage dans la 

 douille d'acier dont nous avons parlé. Ils sont remplis 



