MESURE DES CONSTANTES CRITIQUES. I 39 



facilement observés dans un intervalle de pression infé- 

 rieur à 7oo d'atmosphère. Les deux manomètres utili- 

 sés étaient des manomètres métalliques de la maison 

 Richard frères à Paris. L'un (manom. I) était divisé en 

 atmosphères de à 70 atm., le second (manom. II) en 

 ^,, de 20 à 50 atm. 



Pour chacun d'eux, une table de correction, per- 

 mettant de ramener les lectures aux indications du ma- 

 nomètre absolu, a été dressée au laboratoire de M. le 

 professeur Kamerlingh Onnes à Leyde. Nous lui expri- 

 mons ici notre plus vive reconnaissance pour l'amabilité 

 avec laquelle il a bien voulu faire procéder à la vérifi- 

 cation de nos instruments. 



Pour le manomètre I, la correction la plus forte est 

 de — 1,3 atm. et pour le manomètre II de — 0,9 atm. 

 Des mesures etîectuées avec les deux manomètres sur 

 une même substance dans des tubes différents, toutes 

 corrections faites, peuvent être considérées comme 

 suffisamment concordantes. Ainsi pour la naphtaline : 



tube 1 

 tube 2 

 tube 3 



Pc lue ( I) = 39:52 pccorrig. = 39,10 

 » (^l) =. 39,75 » = 39,33 



» (II) = 40,05 » ^ 39,26 



Quant à la concordance des lectures d'une même 

 série, elle dépend uniquement de la pureté et de la 

 stabilité de la substance étudiée. Pour les corps qui ne 

 sont pas décomposés au point critique pendant la du- 

 rée de l'expérience, la précision des phénomènes est 

 telle que l'on aurait pu avec avantage employer des 

 manomètres donnant '/^^ d'atmosphère. Avec le mano- 

 mètre II sur lequelle '/ ,o d'atmosphère était facilement 

 appréciable, des corps tels que la naphtaline, le biphé- 



