DISPERSION DES RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES. 219 



leur, et l'estimer à '/,„ de mm. prés. Le châssis qui 

 porte la plaque (3 X 4 cm.) entre dans une glissière, 

 qu'on peut, au moyen d'une vis, l'aire mouvoir de haut 

 en bas, ce qui permet de photographier sur une même 

 plaque plusieurs spectres les uns au-dessous des au- 

 tres (fig. 1). 



§ 3. L'étuve dont je me suis servi, et dont la cons- 

 truction est nouvelle, a été exécutée par la maison 

 Schmidt et Haensch, à Berlin. La fig. 3, p. 226, en donne 

 une coupe horizontale par le plan QPQ, la fig. 2 une 



Fig. 2. 



coupe verticale par l'axe central. Le prisme P que l'on 

 étudie est cimenté avec du plâtre sur une petite plate- 

 forme ronde, portée par trois vis de réglage, et par 

 une rotation convenable du cône K, on peut facilement 

 l'amener dans la position du minimum de la déviation. 

 Les ravons lumineux ou ultra-violets traversent les 



