220 INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA 



deux plaques de quartz plan -parallèles QO et le 

 prisme P. Ces deux plaques de quartz, taillées perpen- 

 diculairement à l'axe, ne sont pas parallèles entre elles, 

 comme, pour pins de clarté, on l'a dessiné sur la fig. 2, 

 mais elles forment un angle A de 36° 44' (fig. 3). Les 

 deux tubes, fermés par les plaques de qnartz, ainsi 

 que l'espace vide central où viennent se placer le cône 

 K et le prisme, sont entourés de toutes parts d'un 

 second espace dont ils sont séparés cependant d'une 

 façon absolument étanche. La température de ce 

 second espace peut être maintenue absolument cons- 

 tante, soit qu'on le remplisse d'eau froide, soit qu'on 

 y fasse circuler de la vapeur d'eau. Au bout de quel- 

 ques heures, la température du prisme sera constante 

 éçfalement; on la mesure au moven de deux thermo- 

 mètres qui plongent dans l'espace où se trouve le 

 prisme en traversant le cône K. Les parois extérieures 

 de l'étuve sont entourées d'amiante, et l'étuve toute 

 entière peut se visser sur la pbite-forme du spectromètre. 

 § 4. On commence par régler l'étuve avec une lame 

 plan-parallèle de façon à ce que l'axe de rotation du 

 cône K soit parallèle à l'axe de rotation du spectromètre, 

 et perpendiculaire à l'axe de la lunette. On place ensuite 

 l'étuve dans une position telle que les rayons venant du 

 collimateur tombent à peu près perpendiculairement sur 

 la première lame de quartz Q (fig. 3). Enfin, par une 

 rotation du cône K, l'on règle la position du prisme de 

 façon à ce qu'elle soit celle du minimum de la dévia- 

 lion pour ceux des rayons qni donnent sur le milieu de 

 la plaque une image de la fente du collimateur. Pour 

 faciliter ce réglage, l'on a tendu en travers du milieu 

 de l'ouverture de la chambre photographique un fil de 



