DISPERSION DES RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES. 221 



cocon que l'on peut viser au moyen d'une loupe (fig. 1). 

 Pour la partie visible du spectre, l'opération ne présente 

 aucune difficulté. Pour effectuer également ce réglage 

 dans Tultra-violet, on a procédé de la manière sui- 

 vante : 



Les indices de réfraction des substances dont sont 

 formés les prismes que l'on a étudiés étant connus, à 

 température ordinaire, pour toutes les raies spectrales 

 importantes, l'on veut, par exemple, que le prisme 

 soit placé dans une position telle que la raie spectrale 

 dont la longueur d'onde est 231 ^j.^ subisse le minimum 

 de la déviation. Les valeurs des indices permettent de 

 calculer que l'angle de déviation minimum est de -50 

 pour la raie 308 ^u. du cadmium, tandis qu'il est de 

 60' pour la raie 231 ij.y. du cadmium. Si la position du 

 prisme est telle que la raie 231 u/jt soit au minimum de 

 la déviation, la raie 508 aa, comme on le trouve par 

 quelques calculs très simples, sera déviée de 30° 13'. 

 On placera donc premièrement le prisme et la chambre 

 photographique dans des positions telles que la raie 

 308 ij.^ soit au minimum, et tombe sur le milieu de la 

 plaque. On fera tourner ensuite la chambre photogra- 

 phique de 13', puis le prisme, jusqu'à ce que la raie 

 308 coïncide de nouveau avec le fil de cocon. Enfin on 

 fera tourner encore la chambre noire de 9°43' : dans 

 ces positions respectives du prisme et de la chambre, la 

 raie 231 y.y. subit le minimum de la déviation et tombe 

 sur le milieu de la plaque photographique. 



§ 3. Cette mise au point une fois exécuée, l'on n'y 

 change absolument rien pendant toute la durée d'une 

 expérience, c'est-à-dire pendant que l'on photographie 

 à travers le prisme la même région spectrale successi- 

 vement à la température ï, et à la température t,. 



