LUMIÈRE EMISE PAR LES CORPS PHOSPHORESCENTS. 



§2. 



Dans ces expériences je me suis servi de pho- 

 tomètre à polarisation deM.F.-F.Martens'. Cet appareil 

 se compose d'un objectif, d'un prisme de Wollastone, 

 d'un biprisme, d'un prisme de Nicol et d'un oculaire 

 montés dans un tube métallique. Les deux sources à 

 comparer, la source étalon et la source que l'on étudie 

 sont polarisées à angle droit par le prisme de Wollas- 

 tone, puis ramenées au même plan de polarisation par le 

 prisme de Nicol, qui peut tourner dans un plan perpen- 

 diculaire à l'axe de l'instrument, et dont les rotations 

 sont mesurées sur un cercle gradué. Lorsque par une 

 rotation convenable du nicol on a amené les deux moi- 

 tiés du champ à être également éclairées, l'intensité 

 lumineuse de la source que l'on étudie est directement 

 proportionnelle au carré de la tangente de l'angle lu 

 sur le cercle gradué, cet angle étant compté à partir de 

 l'extinction de la source étalon \ 



Comme source étalon, je me suis servi d'une petite 

 lampe à incandescence de 8 volts fortement diaphragmée 

 et actionnée par une batterie de 4 accumulateurs, dont 

 la tension était constamment contrôlée à un voltmétre\ 

 Des verres de couleurs, de même nuance que la lumière 

 émise par les corps phosphorescents et placés devant la 

 moitié du champ éclairée par la source étalon, don- 

 naient à ce dernier une teinte uniforme, ce qui facilite 



' F. F. Martens, Verh. d. dent. Phijs. Ges. X° 11 p. 204 N" 15, 

 p. 280 (1899;. Le premier appareil de ce genre a été construit 

 par M. A. Kônig, Wied. Ami. 53, p. 785 (1894;. 



- Pour une description plus détaiilée, voir F.-F. Martens et 

 F.-J. Micheli, Archives des se. phys. et nat. (4), XI, p. 472 (1901). 



* L'intensité de la source étalon était d'environ '1200 lampe 

 Hefner. 



