104 SUR LES IONS LIBRES 



primée par un morceau de sodium placé dans un tube 

 latéral. Une tension de 200 volts n'y diminue que de 

 quelques unités en vingt-quatre heures. Nous avons 

 réussi à trouver un dispositif qui utilise l'excellent iso- 

 lement de ces nouveaux instruments et emploie, lorsque 

 c'est possible, directement l'électroscope comme indi- 

 cateur. 



Les figures 1 et 2 de la Planche I donnent les indi- 

 cations nécessaires. 



Sur le col de l'électroscope (h) vient se fixer le long 

 tnbe horizontal (c) d'une longueur de 34 centimètres 

 et d'un diamètre de 2,625. Ce tube est soutenu en 

 outre par deux supports (b b) qui reposent sur la pla- 

 teforme (a). Le tube et l'électroscope sont reliés (voir 

 la figure de profil) à la terre par un fil qui vient s'adap- 

 ter à la borne /. 



A l'intérieur du premier tube horizontal s'en trouve 

 un second (e) d'un diamètre plus petit et ayant le même 

 axe. Il est fermé aux extrémités. Au milieu de sa lon- 

 gueur pénètre, grâce à une ouverture du tube le plus 

 large, une tige (m) dont on peut appuyer la partie in- 

 férieure dans une cavité creusée dans la pièce qui sup- 

 porte les feuilles de l'électromètre. La longueur de 

 cette tige est calculée de manière que lorsqu'elle ap- 

 puie à fond dans la cavité, les deux tubes horizontaux 

 ont rigoureusement le même axe. Le tube extérieur c 

 étant ouvert, il est facile d'atteindre et de fixer le tube 

 intérieur de manière que ses parois soient partout à 

 égale distance de celles de l'autre qui, on l'a vu, est re- 

 lié à la terre. Ce cylindre intérieur (e) ne communique 

 ainsi qu'avec l'électroscope, il est comme lui parfaite- 

 ment isolé par des pièces en ambre et se trouve tou- 



