DE l'air atmosphérique. 105 



jours à la même tension que l'instrument de mesure. 

 Pour ce motif, nous le désignerons sous le nom de 

 tube de tension. 



La tension est mesurée par la divergence des feuilles 

 que l'on peut observer à l'aide d'une lentille g. Un éta- 

 lonnage préalable en donne la valeur en volts. 



Le tube extérieur est destiné à protéger l'instrument 

 contre les actions extérieures, particulièrement contre 

 l'action du champ terrestre qui subit souvent de brus- 

 ques variations dans un même endroit. Les deux tubes 

 étant fixés, on adapte au bout du cylindre extérieur 

 les deux pièces d, d^, dont l'une est mise en relation 

 avec un appareil permettant d'aspirer l'air à travers le 

 tube. I\ous avons employé pour cela soit une trompe à 

 eau, soit un aspirateur ou même simplement un sac de 

 caoutchouc. Un compteur à gaz peut être intercalé de 

 façon à connaître la quantité d'air que l'on fait passer 

 dans l'appareil. Avec la trompe, il faut intercaler sur 

 le passage de l'air un tube à chlorure de calcium. Avec 

 le sac en caoutchouc, on place sur le parcours, un ro- 

 binet à trois voies qui permet de le remplir de nouveau 

 quand il est vide. 



Pour la mesure de la quantité d'air nous avons aussi 

 dernièrement employé avec succès un aspirateur à 

 mouvement d'horlogerie, analogue à celui du psychro- 

 mètre d'Assmann. 



A l'opposé de l'aspiration, la pièce qui termine le 

 tube est recouverte par un écran protecteur formé 

 d'une feuille d'étain reliée à la terre. Dans les obser- 

 vations en rase campagne on la supprime. En revan- 

 che, il est bon de recouvrir l'extrémité du tube d'une 

 capsule en toile métallique pour arrêter les poussières 



