106 SUR LES IONS LIBRES 



grossières ou les insectes. J.-J. Thomson a montré que 

 cette adjonction n'entrave en rien la marche des ions 

 gazeux. 



Au-dessus du cylindre c se trouve le dispositif qui 

 permet la charge du tube de tension. Toutes les parties 

 en sont bien soudées et noircies pour éviter, en cas de 

 soleil, l'effet Hallwachs. Pour cela le milieu du cylindre 

 porte une petite ouverture où se trouve fixé un tube 

 de laiton portant, mastiqué à son intérieur, un tube de 

 verre. Un fil d'acier le traverse, qui porte à son extré- 

 mité inférieure une feuille de laiton mince, recourbée 

 suivant les parois du tube et dont les bords ont été ar- 

 rondis. Une plaque métallifjue munie de la boucle test 

 fixée à la partie supérieure du fil et une feuille d'ébo- 

 nite est mastiquée sur la plaque. Une partie du sup- 

 port de la plaque est formée par un tube de caout- 

 chouc /, il empêche toute rentrée d'air de ce côté et 

 maintient la plaque k soulevée. Si par contre on appuie 

 sur l'ébonite au sommet de l'appareil, la plaque k vient 

 au contact du tube intérieur (e) et permet de le mettre 

 en communication avec une pile de charge ou tout au- 

 tre source convenable d'électricité, tandis que soit le 

 cylindre extérieur, soit la main de l'opérateur en sont, 

 comme nous l'avons vu, convenablement isolés. Lors- 

 qu'on a ainsi obtenu une divergence convenable des 

 feuilles de l'électroscope, on cesse d'appuyer avec la 

 main sur l'appareil et le cylindre intérieur se trouve de 

 nouveau isolé. La compression exercée pendant la 

 charge avec la main assure aussi un bon contact du 

 plateau de charge avec l'électromètre par l'intermé- 

 diaire de la tige (m). Il est essentiel que Tair aspiré ne 

 puisse pas pénétrer dans l'électroscope ; tous les points 



