DE l'air atmosphérique. 107 



susceptibles de présenter des tissures doivent être ver- 

 nis à chaud avec de la cire fondue. 



L'appareil pouvait être monté avec deux cylindres 

 intérieurs ; le plus petit avait 30 cm. de longueur et 

 |ramg^ de diamètre moyen, produisant un condensateur 

 cylindrique de 9 E. S. unités de capacité avec une 

 couche d'air de 1 ,064 cm, d'épaisseur. La section 

 annulaire, restée ouverte par le passage de l'air aspiré 

 avait 5,22 cm^ Le cylindre dessiné dans la figure 

 avait 34 cm. de longueur et 18 mm. de diamètre pré- 

 sentant une capacité de 45 unités soit 5 fois plus grande 

 que celle du petit cylindre; l'intervalle séparant les 

 deux parois du condensateur à air était de 0.412 cm. 

 seulement, c'est-à-dire seulement la 2,6 partie de 

 l'épaisseur de la couche d'air entourant le petit cylin- 

 dre ; le volume intermédiaire n'avait dans ce cas que 

 2,86 cm"' de surface, c'est-à-dire environ la moitié 

 de ce qu'il était dans l'autre. Si donc nous aspirons 

 I litre par minute au travers de l'appareil, nous avons 

 des vitesses de 192 et de 350 cm. par minute, ou 

 de 3,2 et 5,9 cm. par seconde. D'après Zeleny, les 

 ions positifs formés dans l'air par les rayons Kontgen 

 prennent par rapport au milieu ambiant des vitesses 

 relatives de quelques centimètres par seconde pour une 

 chute d'un volt par centimètre. Si nous chargeons le 

 cylindre intérieur à 200 volts comme nous le faisions 

 généralement, les ions de l'air rôntgenisé prendraient 

 des vitesses de quelques centaines de centimètres par 

 seconde dans la direction du rayon. Elles franchissent 

 donc l'intervalle entre les deux électrodes dans une 

 fraction de seconde. Dans les mêmes conditions les 

 ions négatifs se meuvent avec une vitesse qui est 2 ou 



